über die im tier. Körper bei elektr. Durchströmung entst. Gegenkräfte. 391 



dahin, dass der Gleichstrom durch Wasserverschiebung u. dergl. den 

 Ohmsehen Widerstand erhöhe. 



Wie leicht ersichtlich, ist dies zweite Bedenken durch eine kleine 

 Modifikation der Methode zu zerstreuen : man braucht nur die beiden 

 Messungen gleichzeitig vorzunehmen. Dann machen sich eventuelle 

 durch den Gleichstrom hervorgerufene Widerstandsänderungen sofort 

 am Wechselstrominstrument bemerkbar und können in Kechnung 

 gezogen werden. Dies ist das Prinzip der hier benutzten Methode. 



Schwieriger ist die oben genannte erste Forderung der Methode 

 zu erfüllen. Von prinzipiellen Bedenken, die durchaus möglich sind, 

 soll an anderer Stelle gesprochen werden. Hält man sich an die 

 Theorie, dass der Ohmsche Widerstand des Körpers derjenige Wert 

 ist, den man mit sehr frequentem Wechselstrom findet (für diese 

 Theorie werde ich in einer späteren Arbeit Beweise erbringen), so 

 ist zu sagen, dass man mit Wechselstrom selbst von 1000 Perioden 

 pro Sekunde nicht den wahren Widerstand, sondern einen merklich 

 grösseren Wert findet, der sich erst bei fortdauernder Steigerung 

 der Frequenz asymptotisch dem wahren Widerstand nähert. Des- 

 halb müssten solche Messungen immer mit Frequenzen von 10000 

 und mehr vorgenommen werden, um ganz richtige Resultate zu liefern. 

 Das ist aber nicht nur technisch sehr schwer, sondern auch physiologisch 

 bedenklich, weil man dann das empfindliche Telephon nicht mehr 

 ohne weiteres als Nullinstrument gebrauchen kann. Andere Indika- 

 toren verlangen aber grosse Energien; dadurch erwärmt sich das 

 Objekt usw. Dieser rein experimentellen Schwierigkeiten bin ich 

 noch nicht ganz Herr geworden und habe deshalb den Wechselstrom- 

 widerstand bei den Versuchen, von welchen hier die Rede ist, teils 

 mit einem Induktorium, teils mit einem Mikrophonsummer von der 

 Frequenz 740 gemessen. Wenn deshalb die im folgenden angegebenen 

 Zahlen auch noch einer Korrektur bedürfen, so hat das für die all- 

 gemeinen Resultate gar keine Bedeutung. Der Gang der Kurven 

 ist, wie eine einfache Überlegung zeigt (s. S. 399), doch mit Sicher- 

 heit erkennbar; sie sind nur sozusagen in einem nicht ganz korrekten 

 Massstab gezeichnet. 



Die erwähnte Methode ermöglicht also die Messung der Gegen- 

 kräfte während einer konstanten Durchströmung. Am nächsten 

 liegt nun wohl die Frage: Wie hängen diese von der an- 

 gelegten Spannung ab? Selbstverständlich sind sie immer 

 kleiner als diese. Die gefundene Funktion wird sehr wichtige Auf- 



