483 



(Aus dem physiologischen Laboratorium der physiko-mathematischen Fakultät 

 der k. Universität Kasan.) 



Über einig'e Punkte der Saiteng'alvanometrle» 



Von 

 Prof. A. ISamojioff. 



Mit -t Textfiguren. 



Vor kurzem erschien in den Berichten der Krakauer Akademie 

 der Wissenschaften eine Abhandlung von N. Cybulski^), in welcher 

 dieser Autor seiner Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie das 

 Saitengalvanometer von verschiedenen Forschern verwendet wird, 

 Ausdruck gibt. Bei dieser Gelegenheit macht Cybulski ganz be- 

 sonders mir Vorwürfe, die ich als ungerecht und von mir als un- 

 verdient betrachte. Ich erlaube mir hier einiges zu meiner Recht- 

 fertigung anzuführen ; das zu tun scheint mir um so mehr am Platz, 

 als das Eingehen auf die von Cybulski hingewiesenen Punkte 

 möglicherweise ein allgemeineres Interesse beanspruchen kann. 



1. N. Cybulski^) schreibt folgendes: „Wenn schon der Um- 

 stand allein, dass die Physiologen bisher keine festen Normen für 

 ihre Versuche anzuführen vermochten, traurig genug ist, so müssen 

 sie sich unbedingt für die Annahme solcher Normen bei Anwendung 

 des Einthoven' sehen Galvanometers entscheiden. 



Unter gegenwärtigen Verhältnissen kann jeder Forscher, der 

 bei seinen Untersuchungen über dieselbe elektrische Erscheinung das 

 Galvanometer Einthoven's verwendet, sehr verschiedenartige 

 Kurven erhalten , die sich auch der Kontrolle entziehen , wenn er 

 es versäumt, nach irgendeiner Norm bestimmte Versuchsbedingungen 



1) N. Cybulski, Elektrische Ströme in tätigen Muskeln, deren Charakter 

 und Eigenschaften. Bulletin de l'Academie des sciences de cracovie, Serie B, 

 Mai 1912, p. 469. 



2) 1. c. S. 481. 



Pflüger 's Archiv für Physiologie. Bd. 149. 32 



