über einige Punkte der Saitengalvanometrie. 485 



■des Kapillarelektrometers z. B. vollständig ausreichend, denn es lässt 

 sich mit demselben eine Ausschlagsgrösse von 1 cm und mehr auf 

 1 Millivolt leicht erreichen; die Einstellungszeit desselben ist aber 

 so gross, dass schon relativ langsame Vorgänge mit demselben in 

 ganz entstellter Weise wiedergegeben werden, wie es bezüglich der 

 Aktionsströme des Säugetierherzens Einthoven seinerzeit dargetan 

 hat. Das Saitengalvanometer ist dagegen infolge seiner schnellen 

 iReaktionsweise imstande, den Verlauf der Aktionsströme des Herzens 

 auch beim Säugetier ohne weiteres richtig darzustellen. 



Was anderseits beim Saitengalvanometer noch zu wünschen übrig 

 lässt, ist folgendes: die sehr kurze Einstellungszeit des Fadens ist für 

 manche elektrische Vorgänge des tierischen Organismus doch noch nicht 

 kurz genug. Wenn wir die Aktionsströme des quergestreiften Muskels 

 oder des Nerven mit dem Saitengalvanometer verzeichnen, so müssen 

 wir uns schon von vornherein sagen , dass die Wiedergabe nicht 

 »vollkommen ist. Je rascher aber der Faden auszuschlagen imstande 

 äst, desto richtiger wird ceteris paribus die Wiedergabe sein, aller- 

 dings wenn dabei die Bewegung des Fadens aperiodisch ist. Eint- 

 hoven, der in seinen mustergültigen Arbeiten ^) sämtliche Momente 

 der Saitengalvanometrie eingehend behandelte, hat die Reaktions- 

 geschwindigkeit seines Instrumentes besonders ausführlich untersucht 

 und hat einige Mittel angegeben, wie man die Einstellungszeit des 

 Fadens in nutzbarer Weise unter gegebenen Bedingungen kürzen 

 kann. Ist der Faden bei grosser Einstellungszeit aperiodisch, so 

 empfiehlt Einthoven durch Evakuieren der Kammer, in welcher 

 die Saite sich befindet, die Saite auf „die Grenze der Aperiodizität" 

 zu bringen und so die Einstellungszeit zu verringern. Weist dagegen 

 ein Faden bei rascher Einstellung eine Periode auf, so lässt sich 

 nach Einthoven durch zweckmässige Schaltung eines Kondensators 

 von passender Kapazität die Bewegung des Fadens auf der Grenze 

 der Aperiodizität halten. Weiter hat Einthoven bekanntlich 

 auch ein Verfahren (mit welchem Cvbulski^) ebenfalls nicht zu- 



1) W. Einthoven, Über eine neue Methode zur Dämpfung oszillierender 

 ■Galvanometerausschläge. Onderzoekingen, gedaan in het phys. Labor, d. Uni- 

 versiteit te Leiden vol. 6 p. 140. 1907. — W. Einthoven, Weitere Mitteilungen 

 über das Saiteugalvanometer. Analyse der saitengalvanometrischen Kurven, 

 Masse und Spannung des Quarzfadens und Widerstand gegen die Fadenbewegung. 

 •Onderzoekingen, gedaan in hetphys. Labor. d.UniversiteitteLeiden vol. 6 p. L55. 1907. 



2) s. 1. c. S. 478. 



32* 



