486 ^- Samojloff: , 



frieden ist) zur Rekonstruktion der unmittelbar erhaltenen Kurven 

 ausgearbeitet. Wenn diese Vorschläge bis jetzt keine Anwendung 

 gefunden haben, so erkläre ich mir das nur so, dass auch ohnedem 

 mit dem vorzüglichen Instrument noch vieles zu machen war. Es 

 unterliegt aber keinem Zweifel, dass bald die UnvoUkommenheit der 

 Wiedergabe der elektrischen Vorgänge im Muskel und im Nerven 

 bei der jetzigen Art der Handhabung des Saitengalvanometers sich 

 sehr fühlbar machen wird. 



Wenn also die saitengalvanometrischen Aktionsstromkurven der 

 Muskeln und Nerven infolge der relativ grossen Einstellungszeit im 

 allgemeinen unvollkommen sind , so ist es unsere erste Aufgabe be- 

 sonders in Fällen, wo es gerade auf die Form der Kurve ankommt, 

 die Einstellungszeit des Fadens anzugeben und womöglich die Be- 

 wegung der Saite in Form einer Eichungskurve bei rasch bewegter 

 Schreibfläche zu illustrieren. Eine einzige Angabe, nämlich die der 

 Einstellungszeit, ist von grösserem Wert als die verschiedensten anderen 

 Angaben der saitengalvanometrischeu Versuchsbedingungen, wenn e& 

 sich um Wiederholung eines Versuches mit Registration irgendeiner 

 Stromkurve eines sich rasch abspielenden Vorganges, z. B. der Erregung 

 eines Muskels resp. Nerven handelt. Wenn uns gesagt ist, dass die 

 Einstellungszeit bei irgendeiner Muskelkurvenaufnahme 0,005 Sek. 

 z. B. dauert, so genügt schon diese eine Angabe, um eine Kurve von 

 ähnlicher Form bei Wiederholung des Versuches zu erhalten, wenn 

 es uns nur gelingt, den Grad der Reaktionsgeschwindigkeit unseres 

 Instrumentes gemäss der Forderung zu justieren. Hat uns der Autor 

 noch gesagt, dass bei Einschaltung des Muskels mit den Elektroden 

 in den Kreis der Saite 20 Millivolt einen Ausschlag von 1 cm be- 

 wirken, so können wir Kurven erhalten, die den Originalkurven 

 nicht nur der Form, sondern auch der Ausschi agsgrösse nach ähnlich 

 sein werden. Ja, noch mehr. Ähnliche Kurven hätten wir auch mit 

 irgendeinem anderen, ganz neuen, prinzipiell anders konstruierten 

 Instrumente erhalten, wenn es nur gelingen könnte, beim Einschalten 

 des Muskels mit den Elektroden in den Kreis des Instrumentes die 

 gleiche Voltempfindlichkeit und die Einstellungszeit vom angegebenen 

 Betrage einzuhalten. 



Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb die meisten Autoren 

 sich oft auf die Angabe der Voltempfindlichkeit bei eingeschaltetem 

 Untersuchungsobjekt und die Einstellungszeit beschränken. N. Cy- 

 bulski ist aber ganz anderer Meinung. Zur Wiederholung meines 



