490 A. Samojloff: 



scheinuDgen in Muskeln das Galvanometer mit solcher Spannung zu 

 benützen, bei der nach dem Schliessen und Offnen eines Stromes 

 die Ablenkung nach beiden Seiten aperiodisch ist." Ich muss 

 gestehen, dass ich bis zum Erscheinen der Arbeit von Cybulski kein 

 einziges Mal einer Äusserung begegnete, dass die p]ichungskurven 

 beim Entstehen und Verschwinden des Stromes verschiedenes 

 Aussehen haben. Nach sehr aufmerksamem Lesen der Arbeit des 

 Verfassers scheint mir, dass er sich den ganzen Sachverhalt folgender- 

 maassen vorstellt. Die gespannte Saite wird durch den Strom ab- 

 gelenkt, durch diese Ablenkung wird die Saite stärker gespannt und 

 kommt deshalb nach Öffnen des Stromes zur Ruhelage mit stärker 

 ausgesprochener Periode als bei erster x\blenkung. Wenn das 

 wirklich die Vorstellung von Cybulski ist, so trifft sie entschieden 

 nicht das Richtige. Wird eine Violinsaite mit einem Bogen gestrichen, 

 so wird durch die bewirkten Dislokationen derselben die Spannung 

 der Saite nicht geändert. Ob die Saite mit grosser oder kleiner 

 Amplitude schwingt, — die Tonhöhe bleibt dieselbe. Drücken wir 

 die Saite in der Mitte mit dem Finger, so ändert auch diese 

 Dislokation die Spannung nicht, und wir bekommen die richtige 

 Oktave. Die Spannung der Violinsaite ist von vornherein so gross, 

 dass die Änderung derselben bei den kleinen Dislokationen gar 

 nicht in Betracht kommen kann. So ist es auch mit dem Faden 

 des Einthoven' sehen Galvanometers; Einthoven hat sein 

 Instrument nicht umsonst Saitengalvanometer genannt, — er sagt 

 es auch ausdrücklich, dass er dabei an die Analogie mit den 

 besaiteten musikalischen Instrumenten dachte. Und im Einklang 

 damit zeigen sämtliche bis jetzt publizierten Eichungskurven voll- 

 ständig identischen Verlauf bei Schliessung und Öffnung des Stromes ; 

 wobei es ganz gleichgültig ist, ob die Kurven aperiodisch sind, oder 

 eine Periode aufweisen: auf jeden Fall gleichen sich absolut die 

 Schliessungs- und Öffnungskurven. Ich verweise in dieser Beziehung 

 vor allem auf die Einthoven 'sehe Tabelle der oben zitierten 

 Arbeit^), in welcher ausgezeichnete Beispiele dafür sich finden. In einer 

 meiner Arbeiten^) sind neun Eichungskurven beim Sehluss und 



1) W. Einthoven, Über eine neue Methode zur Dämpfung oszillierender 

 Galvanometerausschläge. Onderzoekingen , gedaan in her phj'siol. Labor, der 

 Universiteit te Leiden vol. 6 p. 140. 1907. 



2) A. Samojloff, Praktische Kotizen zur Handhabung usw. R üb n er 's 

 Arch. f. Physiol. 1910 S. 477, vgl. S. 495, 497 und 499. 



