über einige Punkte der Saitengalvanometrie. 



493 



so dass in dem Moment, wo der Kontakt geöffnet wird, die Potential- 

 differenz sich durch die Saite ausgleicht. Diese Anordnung ist des- 

 halb getroffen, weil es einfacher ist, eine momentane sichere Öffnung 

 zu bewirken als eine Schliessung. Das Verschwinden des Stromes 



A 













e 







n 





























4 





1-- 







>K 



j 





iöOOOO 





^ 





















Fig. 2. Unten: Schema der unzweckniässigen Versuchsanordnung bei Aufbahme- 

 von Eichungskurven ; A und C Kontakte, AJc Akkumulator, ss Saite des Galvano- 

 meters. Oben — entsprechende Eichungskurve, jede Welle der Zeitlinie 0,02 Sek. 



wird einmal so bewirkt, dass die Trommel bei ihrer weiteren Be- 

 wegung einen zweiten Kontakt (s. Fig. 1 B) öffnet und dadurch den 

 Hauptstrom des Akkumulators unterbricht ; der Kreis der Saite behält 

 dabei seinen Widerstand: die Bewegung der Saite erscheint beim 

 Einbrechen und Verschwinden des Stromes genau dieselbe. Ein 

 anderes Mal öffnet die Trommel den zweiten Kontakt (s. Fig. ,2 C), 

 der in den Kreis der Saite eingeführt ist, — der Widerstand wird 

 beim Verschwinden des Stromes unendlich, und die Eichungskurve 

 bekommt dabei ein ganz anderes Aussehen als die Eichungskurve 



