über eine angebliche Verbesseiuug der Blutniischpipette. 533 



befriedigt hat, geht daraus hervor, dass eine ganze Reihe von 

 Neukonstruktionen^) vorliegt. Die ersten Verbesserungen hat 



F. M i e s c h e r an der Pipette anbringen lassen , ihm folgte 

 R. May, der eine Pipette mit automatischer Einstellung angegeben 

 hat. Eine etwas vereinfachte May' sehe Pipette ist die Präzisions- 

 pipette von H. Hirschfeld. Eine gegen die Wärme der Hand 

 geschützte und mit Hilfe einer Spritze zu füllende Mischpipette hat 



G. G a 1 1 i konstruiert. Mit Präzisionssaugvorrichtungen haben 

 J. Portmann, Koch und A. Pappenheim ihre Pipetten ver- 

 sehen lassen. 



Getrennte Pipetten zur Abmessung des Blutes und der Ver- 

 dünnungsflüssigkeithaben auch schon G.Hayem^) undW.R Gowers^) 

 benutzt; ihre Pipetten sind aber insofern fehlerhaft, als mit ihnen 

 nur 2,5—5 cram Blut und entsprechend geringe Mengen Verdünnungs- 

 flüssigkeit abgemessen werden; so kleine Blutmengen so exakt ab- 

 zumessen, dass der Gesamtfehler der Abmessung 1 % nicht erreicht, 

 wie man es verlangen muss, ist aber jedenfalls mit den von den 

 genannten Autoren angegebenen Instrumenten nicht möglich. Um 

 die Fehler der Abmessung auf ein Mindestmaass zu beschränken, 

 habe ich der Blutpipette bis zur Marke eine Kapazität von 25 cmm 

 und eine Länge des kapillaren Raumes von etwa 90 mm erteilen, 

 die Spitze der Pipette polieren und statt der Strichmarkeu Ring- 

 marken anbringen lassen. Die Kapazität der Pipette für die Ver- 

 dünnungsflüssigkeit beträgt 4975 cmm. Während ferner Hayem 

 und Gowers kleine zylindrische, mit keiner besonderen Verschluss- 

 vorrichtung versehene Mischkölbchen benutzen, verwende ich zur 

 Aufnahme von 5000 cmm Blutmischung grössere Rundkölbchen mit 

 möglichst engem Hals, in welchen ein Stopfen eingefügt wird; nie 

 gelangt in diesen Kölbchen bei einiger Sorgfalt das verdünnte Blut 

 aus dem kugeligen Teil in den zylindrischen oder gar an den Stopfen. 



Gegen die Methode der Blutmischung vermittels Misch- 

 kölbchen und getrennter Pipetten wendet sich nunRoer- 



1) Siehe die S. 532, Anm. 2 zitierte Arbeit des Verfassers S. 28 und 43. 



2) G. Hayem, De la numeration des globales du sang. Gazette hebdom. 

 de medecine et de Chirurgie (Paris), Bd. 12, S. 291. 1875, und Du sang et de 

 ses altörations anatomiques, S. 27. Verlag von G. Massen, Paris 1889. 



8) W. E. Gowers, On the numeration of blood corpuscles. The lancet, 

 Jahrg. 1877, Bd. 2, S. 797. 



35* 



