534 K- Bürker: 



dansz. Der Autor bemängelt zunächst, dass bei meiner Zählmethode 

 ausser der Zählkammer noch vier Instrumente erforderlich sind ; es 

 sind sogar fünf, nämlich die Pipette zur Abmessung des Blutes, die 

 Pipette zur Abmessung der Verdünnungsflüssigkeit, das Mischköl beben 

 und zwei einfache Übertragungspipetten zur getrennten Füllung der 

 beiden Abteilungen des Zählraumes ^). Die exakte Zählung verlangt 

 aber diese Instrumente; die in der Medizin vielfach üblichen Blitz- 

 diagnosen, welche der Wissenschaft schon manchen Schaden zugefügt 

 haben, sind mit den Instrumenten nicht beabsichtigt. 



Dass die Reinigung dieser Instrumente nur wenig Zeit in An- 

 spruch nimmt, ergibt sich aus folgendem. Die Pipette für die Ab- 

 messung der Verdünnungsflüssigkeit wird nur mit destilliertem Wasser 

 ausgespült und dann aufrecht auf eine Unterlage von Filtrierpapier 

 hingestellt, also innen nicht getrocknet. Die Reinigung und Trocknung 

 der Blutpipette ist bei keiner Methode zu umgehen. Das Misch- 

 kölbchen wird nach dem Ausspülen durch destilliertes Wasser mit 

 dem zylindrischen Teil nach abwärts auf Filtrierpapier gestellt, es 

 trocknet dann über Nacht von selbst; hält man sich mehrere dieser 

 leicht herzustellenden Mischkölbchen, so hat man immer ein trockenes. 

 Die Übertragungspipetten werden nur an der Spitze gereinigt und 

 getrocknet, was in der Zeit des Senkens der Blutkörperchen auf die 

 Zählfläche ohne besonderen Zeitverlust geschieht. 



Eine grosse Ungenauigkeit enthält nun die Schilderung des Ver- 

 fahrens, das ich anwende, um das Blut aus der Blutpipette in die 

 im Rundkölbchen befindliche Verdünnungsflüssigkeit zu übertragen; 

 es sollen dabei unbekannte Mengen von Verdünnungsflüssigkeit in 

 der Blutpipette zurückbleiben. Der Autor unterlässt zu erwähnen, 

 dass ich in meiner Vorschrift verlange: „Ist die Mischung erfolgt, 

 dann wird die Blutpipette in das verdünnte Blut eingetaucht und 

 noch mehrere Male mit ihm ausgespült, möglichst ohne Luftblasen 

 zu erzeugen^)." Aber selbst wenn in der Blutpipette volle 25 cmm 

 Verdünnungsflüssigkeit zurückbleiben würden, also der ganze Inhalt 

 bis zur Marke, so würde dadurch doch nur ein Fehler von 0,5 "/o 

 eingeführt werden. 



Dass ferner die Abmessung der Verdünnungsflüssigkeit nur mit 

 einem Fehler behaftet ist, der weit unter dem Fehler liegt, welcher 



1) Siehe die S. 532, Anm. 3 zitierte Arbeit des Verfassers S. 339 u. f. 



2) Dieses Archiv, Bd. 142, S. 347. 1911, 



