über eine angebliche Verbesserung der Blutmischpipette. 535 



einer Blutkörperchenzählune; anhaftet, geht aus meiner Arbeit ge- 

 nugsam hervor, der Fehler erreicht nicht einmal 0,05 ^/o, ein Fehler, 

 den W. Ostwald und R. Luther^) für Pipetten von sogar nur 

 2 ccm Inhalt angeben. 



Von einer Unsicherheit, die in die Methode der 

 Blutkörperchenzählung bei Anwendung getrennter 

 Pipetten hineinkommt, kann also keine Rede sein, die 

 Methode wird dadurch vielmehr von der Unsicherheit 

 derVerdünnung, wiesiebeim Gebrauch derBlutmisch- 

 pipette besteht, befreit. 



Roerdansz rechnet dann ferner aus, dass die gesamten Opera- 

 tionen der Blutmischung bei meiner Methode 5 — 10 Minuten in 

 Anspruch nehmen. Er macht nun folgenden Versuch. In einen 

 kleinen offenen Porzellantiegel von 22,5 mm mittlerem innerem 

 Durchmesser bringt er 5018 mg destilliertes Wasser und findet dann, 

 dass nach 10 Minuten 20—25 mg, also 0,4— 0,5°/o, verdunsten. 

 Wem es um eine objektive Kritik zu tun ist, der wird den zu 

 kritisierenden Versuch unter möglichst gleichen Umständen nach- 

 machen. Der Autor hätte also statt eines offenen, 22,5 mm weiten 

 Porzellantiegels ein verschliessbares Rundkölbchen mit nur 15 mm 

 weitem Hals verwenden dürfen. Er hätte ferner das Kölbchen nur 

 so lange offen lassen dürfen, als unbedingt nötig ist, also immer 

 nur Bruchteile einer Minute, im ganzen etwa 1 — 2 Minuten. Unter 

 diesen Umständen hätte der Autor gefunden, dass der Verlust durch 

 Verdunstung so gering ist, dass er gar nicht in Betracht kommt. 

 Bei einem Versuche, den ich angestellt habe, und bei dem die Zimmer- 

 temperatur 16,5 ^ C, der Luftdruck 734,5 mm Hg (red.) und die relative 

 Feuchtigkeit der Luft, mit dem D a n i e 11 ' sehen Hygrometer bestimmt, 

 40 — 50% betrug, nahmen 5,0615 g Hayem 'scher Lösung im Rund- 

 kölbchen, während es im Wagekasten nicht nur 5—10, sondern 

 sogar 30 Minuten offenstand, um 0,0015 g i. e. 0,03% ab, also um 

 so wenig, dass von diesem Verlust abgesehen werden kann. 



Schliesslich bemängelt der Autor, dass an den Pipetten in der 

 Nähe der Marke keine Hilfsteilungen angebracht seien. Der 

 Autor scheint nicht zu wissen, dass diese Hilfsteilungen sich nicht 



1) W. Ostwald und R. Luther, Hand- und Hilfsbuch zur Ausführung 

 physiko-chemischer Messungen, 2. Aufl., S. 132. Verlag von W. Engelmann, 

 Leipzig 1902. 



