über eine angebliche Verbesserung der Blutmischpipette. 537 



Vorteil. Von Nachteil ist aber schon, dass die Marken keine völligen 

 Ringmarken sind, und dass die Blutsäule, die bei 200 facher Ver- 

 dünnung eingesaugt wird , nur 25 mm lang ist , so dass kleine 

 Schätzungsfehler schon eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen. 

 Dazu kommt, dass sich die Hilfsteilungen der Pipetten, wie erwähnt, 

 nicht bewährt haben. Unverständlich ist, warum, wie die mir zur 

 Verfügung stehende Pipette angibt, 101 fach statt 100 fach verdünnt 

 wird; es fällt doch hier nicht, wie bei der Thoma-Zeiss'schen 

 Pipette, die nach der Verdünnung in der Messkapillare befindliche 

 reine Verdünnungsflüssigkeit beim Ausblasen der Blutmischung weg. 



Zur Erhöhung der Dichte der Verdünnungsflüssigkeit empfiehlt 

 ferner der Autor Zusatz von 1^ — 5 *^/o Sublimat zur Hayem' sehen 

 Lösung; nach meinen Versuchen lösen sich aber 5"/o Sublimat 

 nur sehr langsam in der Lösung. In der Hayem 'sehen Lösung 

 soll ferner Hämolyse eintreten; das habe ich aber trotz ausser- 

 ordentlich vieler Versuche mit dieser Lösung nicht ein einziges 

 Mal beobachtet. Nach alledem stehen die Ro er dansz 'sehen An- 

 gaben auf unsicherem Boden. 



Ganz ungeeignet ist schliesslich das Instrument zur Vornahme 

 der Verdünnung des Blutes selbst, was freilich bei der Hinter- 

 einanderschaltung einer Messkapillare, einer Ampulle, einer weiteren 

 Kapillare und eines zweiten Hohlraumes, des Misch raumes, zu er- 

 warten ist, zumal, wenn das verdünnte und gemischte Blut durch 

 alle diese Räume hindurchgetrieben werden muss, um auf die Zähl- 

 fläche zu gelangen. 



Nach dem Autor saugt man z. B. das Blut bis zur Marke 0,5 

 ein und Verdünnungsflüssigkeit bis zur oberen Marke nach. Zur 

 Mischung der eingesaugten Flüssigkeit soll man nun das Gerät nur 

 um einen Winkel von 120*^ neigen, um ein zusammenhängendes Ab- 

 fliessen in den Mischraum zu bewirken. Bei der mir zur Verfügung 

 stehenden Pipette findet aber ein Abfluss, selbst wenn die Pipette 

 senkrecht gestellt wird, nicht statt; es bedarf eines Ansaugens, um 

 die Blutmischung in das Mischgefäss zu befördern. 



Beim Mischen von Blut und Verdünnungsflüssigkeit mit Hilfe 

 des Mischkügelchens gelangt nun leicht das verdimnte Blut in das 

 Ansatzrohr, welches den Schlauch trägt. Auch ist es mir niemals 

 gelungen , durch vorsichtiges abwechselndes Neigen und Heben der 

 Ansaugspitze die gemischte Flüssigkeit beliebige Male bis an die 

 Spitze der Pipette vorzutreiben und wieder zurückfliessen zu lassen, 



