Willkürliche Kontraktionen des Tensor tympani etc. 559 



2. Registrierung nach der Marbe'schen Russring- 

 methode. 



Da die mit der geschilderten manometrischen Registrierung 

 gewonnenen Kurven zwar ein anschauliches Bild von manchen bei 

 der willkürlichen Tensorkontraktion sich abspielenden Vorgängen 

 lieferte , die Deutung der Kurven hinsichtlich der Frequenz der 

 einzelnen Schwankungen aber auf Schwierigkeiten stiess, so musste 

 es wünschenswert erscheinen, noch eine andere Methode heranzuziehen, 

 die eine objektivere Wiedergabe der einzelnen Druckschwankungen 

 im Gehörgange gestattet. Als solche erwies sich die Methode der 

 Verwendung der König 'sehen Flammen, wie sie von Marbe\) 

 angegeben und zur Aufzeichnung von Schwingungen der verschiedensten 

 Herkunft, so auch zur Registrierung der Herztöne benutzt wurde. 

 In eingehenden Untersuchungen hat Roos^) ein derartiges In- 

 strumentarium zum Studium der Schallerscheinungen des mensch- 

 lichen Herzens verwendet. Herrn Professor Roos verdanke ich auch 

 die Möglichkeit, einen solchen Apparat für meine Zwecke zur Ver- 

 fügung zu haben. 



Das Wesen des Verfahrens besteht darin, dass sich die Aus- 

 strömungsgeschwindigkeit eines Gases, das durch eine Röhre in eine 

 mit einer Membran abgeschlossene Kapsel geleitet wird und durch 

 eine andere Röhre wieder austritt, mit den Schwingungen der Membran 

 ändert. Wenn das Gas angezündet wird, können die Zuckungen 

 der Flamme im rotierenden Spiegel beobachtet oder photographisch 

 aufgezeichnet oder eben nach der Marbe'schen Methode bei Ver- 

 wendung des stark russenden Acetylengases in Gestalt von Russringen 

 direkt auf einen darüber hingeführten Papierstreifen übertragen werden. 



In Fig. 10 ist die von Roos und mir benutzte Vorrichtung 

 zur Abwicklung des Papierstreifens und Aufschreibung der Flammen- 

 bilder nach einer der Roos 'sehen Arbeiten dargestellt. Die Flamme 

 wird dadurch empfindlich gemacht, dass bei relativ grosser Membran- 

 fläche die Grösse der Gaskammer, die von der Membran überspannt 

 wird, eine möglichst kleine ist. 



Die von Marbe und Roos verwendete Einrichtung, die sich 



1) Marbe, Physikal. Zeitschr. Bd. 7 S. 543. 1906. — Marbe, Pflüger' s 

 Arch. Bd. 120 S. 205. 1907. 



2) Roos, Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 92 S. .314. 1908. — Roos, 

 Klinische Untersuchungen über die Schallerscheinungen des Herzens. Leipzig 1911« 



