über die Temperatur der Exspirationsliift und der Lungenluft. 233 



im InDern der Mundhöhle, ohne mit deren Wandung in Berührung 

 kommen zu können. 



Der zweite Schenkel des T-ßohres führte zu einer Gasuhr, 

 durch welche die Atemtiefe und das Atemvolumen gemessen wurden. 



Die Einzelheiten sind aus der vorstehenden Fig. 1 (Röntgen- 

 aufnahme) ersichtlich. 



Die Atmung geschah derart, dass durch die Nase inspiriert und 

 durch den Mund exspiriert wurde. In einzelnen Versuchen war die 

 Versuchsanordnung umgekehrt, nämlich derart, dass durch den Mund 

 in- und durch die Nase exspiriert wurde. In diesen Fällen befand 

 sich das Thermometer, analog angebracht, in der Nase. Das hori- 

 zontale Ende des T-Stückes war dabei verschlossen, und die Inspiration 

 geschah durch die Gasuhr. Ein auf der Figur nicht sichtbares, zwischen 

 T-Stück und Gasuhr eingeschaltetes Darmventil sorgte dafür, dass 

 bei den Atemversuchen durch den Mund das Thermometer nur mit 

 der Exspirationsluft in Berührung kommen konnte. Bei den Atem- 

 versuchen durch die Nase hätte allerdings zugleich auch durch diese 

 inspiriert werden können. In einigen Versuchen ist das tatsächlich 

 der Fall gewesen. Es Hess sich dies sehr leicht daran erkennen, 

 dass das Thermometer keine konstante Stellung annahm, sondern 

 bei der In- und Exspiration schwankende Werte zeigte. Diese Ver- 

 suche sind nicht in die Tabelle dieser Arbeit aufgenommen worden. 



In fast allen Versuchen wurden zugleich die Thoraxbewegungen 

 verzeichnet. Von der Wiedergabe dieser Aufnahmen sehen wir ab, 

 da sie nichts Besonderes ergaben. 



Meistens wurde die Temperatur direkt am Thermometer ab- 

 gelesen. In Versuch 7 a bis 7d und 8 a und 8 b erfolgte die Ablesung. 

 an dem registrierenden Fieberthermometer von Siemens 

 und Halske. 



Das Prinzip dieses Apparates besteht darin, dass der elektrische 

 Widerstand einer feinen Platinspirale mittels der Wheatstone- 

 schen Brücke gemessen wird. Ein Zweig dieser Brücke wird von 

 der Platinspirale, die durch Zuleitung mit der übrigen Apparatur 

 verbunden ist, gebildet; die übrigen Brückenzweige bestehen aus 

 Draht von verschwindend kleinem Temperaturkoeffizienten. 



Diese Methode erlaubt eine exakte Temperaturmessung, da der 

 elektrische Widerstand sich gesetzmässig mit der Temperatur ändert. 

 Der Siemens' sehe Apparat ist derart eingerichtet, dass die 

 Schwankungen des elektrischen Widerstandes mittels eines Milli- 



