über die Aktionsströme menschl. Muskeln bei natürl. Innervation etc. 257 



geschwindigkeit, freilich nicht in ihrem ganzen Umfang. Da die 

 endgültige Einstellungshöhe der Saite auf jeden Fall nur einmal 

 durchschnitten wird, so ist auch bei Verwendung der stärker ge- 

 spannten Saite das Auftreten fehlerhafter Kurvenzacken infolge der 

 genannten Wirkung nicht zu befürchten. Auch wird an dem 

 Grössenverhältnis der in den Willkürkontraktionskurven verzeichneten 

 einzelnen Zacken durch die „Kondensatorwirkung" nichts geändert, 

 wofern dieselbe bei dem raschen Verlauf der Aktionsströme, speziell 

 bei der biphasischen Ableitung, überhaupt praktisch in Betracht 

 kommt. Dass die Saite in dem meist von uns benutzten Spannungs- 

 zustande an sich praktisch aperiodisch reagierte, zeigt die Aichuogskurve 

 Fig. 2, bei deren Aufnahme der Widerstand des Mensclien durch 

 einen Graphitrheostaten ersetzt war. 



Um uns von der Reaktionsweise der Saite bei Einwirkung ganz 

 kurzer Stromstösse zu überzeugen, wurden weiterhin bei verschiedenen, 

 speziell auch bei den höchsten verwendeten Spannungszuständen des 

 Fadens ganz schwache Induktionsströme, die durch Stimmgabeln ver- 

 schiedener Schwingungszahl erzeugt wurden, durch die Saite geschickt 

 und photographisch registriert. Die Amplitude der Ausschläge wurde 

 derjenigen der Aktionsströme auf unseren Versuchskurven hierbei 

 etwa gleichgemacht. Unter diesen Verhältnissen gab die Saite die 

 Schwingungszahl der Stimmgabel immer getreu wieder (Fig. 3). 

 Derselbe Koutrollversuch wurde auch mit einzelnen Induktionsschlägen 

 durchgeführt, absichtlich mit verhältnismässig grosser Amplitude der 

 Ausschläge. Wie die Kurve 4 zeigt, ergab sich für den auch sonst 

 meist benutzten Grad der Saitenspannung hierbei wiederum, ein aperio- 

 disches Arbeiten des Galvanometers. Von Eigenschwingungen des 

 Fadens bei der Aufnahme unserer Aktionsstromkurven ist demnach 

 keine Rede; es handelte sich nicht um jenes Mass von Saiten- 

 spannung, das Piper ^) vorschwebte, als er die Verwendung straff- 

 gespannter Saiten für bedenklich erklärte. Auch vonseiten des 

 Registrierapparates (Gartensches Photokymographion) und der 

 ^ur Zeitschreibung verwendeten Hilfsapparate (Stimmgabel von 

 60 V. D., Zungenpfeifen von 148 und von 180 V. D., Jaquet) waren 

 störende Einflüsse auf den Kurvenverlauf nicht vorhanden. Hiervon 

 haben wir uns in speziellen Kontrollversuchen sicher überzeugt. 

 Besonders bezüglich der Zungenpfeife von 180 V. D. schienen uns 



1) Piper, Zeitschr. f. physiol. Technik und Methodik Bd. 3 S. 52. 1912. 



