über die Undurchgängigkeit der Lunge für Ammoniak. IL 293 



Meinung nach trotz der Einwände Hob er 's bereits durch die 

 früheren Versuche von Magnus geliefert worden (s. oben S. 276 u. 

 278). Eindeutiger und übersichtlicher konnten die Versuchsbedingungen 

 nur noch gestaltet werden, wenn es gelang, dieselben an der über- 

 lebenden, künstlich durchbluteten Lunge auszuführen. Dann konnte 

 man zu einer bekannten Blutnienge eine bestimmte Menge NHg zu- 

 setzen, war von den anderen Organen des Körpers (besonders der 

 Leber) unabhängig, die den NHg-Gehalt des Blutes nach der Injektion 

 in unkontrollierbarer Weise vermindern konnten, war ferner imstande, 

 die Atembewegungen der Lunge genau zu kontrollieren, einen 

 etwaigen Bronchialmuskelspasmus auszuschliessen usw. 



Ä priori erschien es uns sehr wohl möglich zu sein, dass der- 

 artige Versuche misslingen würden, da. durch die notwendige Prä- 

 paration die Lunge bereits so geschädigt sein könnte, dass sie für 

 NHg durchgängig wird. Wenn unsere Experimente trotzdem erfolg- 

 reich waren, so verdanken wir das vor allem der Freundlichkeit von 

 Prof. Brodle in Toronto, der dem einen von uns (Magnus) im 

 vorigen Jahre das damals neueste Modell seines Durchblutungsapparates 

 zuschickte. Mit diesem haben wir die im folgenden zu schildernden 

 Versuche angestellt; er hat sich als sehr einfach und zuverlässig 

 erwiesen. 



Die Anordnung des Apparates ist folgende (vgl. Fig. 1): 



Das aus der Vene des durchbluteten Organes abströmende venöse 

 Blut gelangt zunächst in das Glasgefäss Ä, das durch ein eingeschliffenes. 

 mit etwas Quecksilber beschwertes Glasventil verschlossen ist. Dieses 

 dient erstens als Luftfänger, zweitens zum Füllen des Apparates und 

 drittens zum Zusetzen von Giften usw., in unserem Falle von Ammoniak, 

 bei bereits tätigem Apparat. Von hier strömt das Blut in das venöse 

 Fteservoir H. In diesem ist ein grosser dünner Gummikondom ein- 

 gebunden. Das Blut . welches durch die obere Seitenöffnung des 

 Reservoirs einströmt und durch die mitere abfliesst, bekommt dadurch 

 an dieser Stelle den Nulldruck der Aussenluft. ohne mit dieser selbst 

 in Berührung zu kommen. Ist viel Blut im Reservoir vorhanden , so 

 kollabiert der Kondom oder weicht nach oben aus ; ist das Reservoir 

 dagegen leer, so legt er sich glatt der Wand an. Von hier aus ge- 

 langt das Blut in das Herz C, einen nicht zu steifen kleinen Gummi- 

 ballon , der durch ein Seitenrohr mit einem senkrechten Glasrohr in 

 Verbindung steht, in welches zwei sehr leicht spielende, mit wenig 

 Quecksilber beschwerte Glasventile sorgfältig eingeschliffen sind. Diese 

 erlauben dem Blute nur in einer Richtung zu strömen. Die bisher 

 beschriebenen Teile sind so aufgestellt, dass das Blut einfach der 

 Schwere folgend aus der Vene durch Ä und JB dem Herzen zufliesst. 

 Das Organ muss also relativ hoch gelagert werden. Das Herz wird 



