294 ^- Magnus, G. B. S o r g d r a g e r und W. Storm van Lee u wen: 



von der Transmission aus durch eine Schnursclieibe, durch deren 

 Drehung die Platte e auf und ab bewegt wird rhythmisch komprimiert; 

 die Pulsfrequenz lässt sich leicht auf die gewünschte Höhe bringen 

 und bleibt während des Versuches am besten ungeändert. Das Schlag- 

 volum des Herzens kann man während des Versuches, ohne die Zirku- 

 lation irgendwie zu unterbrechen, dadurch variieren, dass man den 

 Tisch d , auf dem der Herzballou autliegt , mit Hilfe der feinen 

 Schraube I) hebt oder senkt. Vom Herzen wird das Blut in das 

 arterielle -Reservoir F gepumpt, das dieselbe Form wie das venöse 

 Reservoir i? besitzt. Auch in diesem kommt das Blut nicht mit der 

 Luft in Berührung, sondern wird durch einen grossen dünnen Gummi- 



Druckluft 



Vom 

 Organ 



Zum Organ 



Fig. 1. 



kondom von ihr getrennt. Im Gegensatz zum venösen Reservoir steht 

 aber das Innere des Kondoms nicht mit der Aussenluft, sondern mit 

 einer Druckeinrichtung in Verbindung. Von einem Wassergebläse aus 

 wird Druckluft erzeugt, die durch ein Quecksilberventil H, das man 

 in wechselnder Höhe einstellen kann , auf konstanter Druckhöhe ge- 

 halten wird. Man stellt die Druckluft so ein, dass immer etwas Luft 

 durch das Ventil entweicht. Durch ein T-Rohr steht die Druckleitung 

 mit dem Inneren des Kondoms im arteriellen Reservoir in Verbindung. 

 Hierdurch wird dem Blute im Reservoir ein konstanter, auf jeder ge- 

 wünschten Höhe einzustellender und während des Versuches leicht zu 

 verändernder Druck erteilt, ohne dass das Blut mit der Luft in Be- 

 rührung kommt. Vom arteriellen Reservoir fliesst das Blut zum Organ. 

 Auf dem Wege dahin ist ein Hg-Manometer Jf , ein Thermometer K 



