322 ^^- Rothmann: 



Körperchen waren die des Froschblutes; ich hätte also, um obige 

 Forderung zu erfüllen, Kapillaren von 22 (.i Durchmesser verwenden 

 müssen, während die engsten, die ich erhielt, immer noch eioen 

 solchen von 50 i^i besassen. Durch derartige Kapillaren fliessen aber, 

 falls man nicht Drucke von mehreren Atmosphären anwenden will,^ 

 und ich wollte bei meinen Versuchen natürlich innerhalb physio- 

 logischer Grenzen bleiben, in der Zeiteinheit so geringe Volumina, 

 dass man, um wägbare Mengen zu erhalten, den Versuch über viele 

 Stunden ausdehnen muss. Das ist jedoch, abgesehen von anderen 

 Schwierigkeiten, deshalb nicht möglich, weil in so langer Zeit die 

 Blutkörperchen sedimentieren , zusammenklumpen und die (enge) 

 Kapillare verstopfen. 



Ausserdem hat die eben angegebene Methode den Nachteil, dass 

 man den Wert von t] nur in bestimmten Druckintervallen (die 

 man allerdings beliebig klein wählen kann) zu bestimmen vermag, 

 und dass dazu eine sehr grosse Zahl mühseliger Versuche erforderlich 

 ist. Deshalb habe ich eine registrierende Methode ersonnen, welche 

 folgende Vorteile bietet: 



1. Sie gestattet, auch bei sehr engen Kapillaren und geringen 

 Drucken , den Versuch in höchstens 3 Minuten auszuführen ; 



2. sie gibt die Änderung der Grösse rj bei kontinuierlicher 

 Druckänderung wieder. 



Diese Methode ist auf folgenden theoretischen Überlegungen 

 aufgebaut. Zur Veranschaulichung diene die schematische Fig. 1. 



'^ 



-gv. oc. 'V. 



Fig. 1. R Reservoir, K Kapillare, V Volumeter. 



An eine als Reservoir dienende Glasröhre R ist die Kapillare K 

 vermittels Gummischlauches angeschlossen, so dass Glas an Glas 

 stösst, und an die Kapillare in der gleichen Weise eine zweite Glas- 

 röhre F, deren Lumen sehr genau zylindrisch sein muss, so 

 dass die Volumina in ihr befindlicher Flüssigkeitssäulen deren 

 Länge proportional sind. Der ganze Apparat ist horizontal 

 gelagert. Wird nun das Reservoir R mit einer Flüssigkeit, für die 

 das Poi senil le' sehe Gesetz gültig ist, z. B. Wasser, gefüllt und 

 mit einem konstanten Druckreservoir (einer komprimierte Luft 



