326 M. Rothmann: 



an möglichst vielen Stellen der Kapillare gemessen, konstant sein. 

 Für meine Untersuchungen wählte ich aus einer Zahl von ca. 

 200 Kapillaren diejenigen mit kreisrundem Lumen vermittels mikro- 

 skopischer Messung aus. Diese wurden auf die Gleichförmigkeit 

 ihres Kalibers dadurch geprüft, dass ein Quecksilberfaden in sie 

 gesaugt und dessen Länge in verschiedenen Lagen bis auf 0,1 mm 

 genau gemessen wurde. Stücke, innerhalb deren die Länge des 

 Hg-Fadens um nicht mehr als 0,1 mm variierte, wurden als geeignet 

 herausgeschnitten. Die so gewonnenen Kapillaren, deren Durchmesser, 

 durch Abwägung mit Quecksilber bestimmt, zwischen rund 450 und 

 50 1^ schwankte, wurden mit destilliertem Wasser durchströmt, die 

 ausfliessenden Mengen durch Wägung (auf der chemischen Wage) 

 bestimmt und t] im absoluten Masse berechnet. Der gefundene 

 Wert betrug bei einer Temperatur von 20 ^ C. 0,01003, während von 

 P i s e u i 1 1 e 0,01008, von T h o r p e und R o d g e r 0,01001 Dyne/qcm 

 angegeben wird. Damit schien mir die Brauchbarkeit der zur Ver- 

 wendung gelangenden Kapillaren bewiesen. Es sei gleich hier er- 

 wähnt, dass auch darauf zu achten war, dass die- mittlere Strömungs- 

 geschwindigkeit in den Kapillaren einen gewissen Wert nicht über- 

 schreitet, weil sonst die Bewegung der Flüssigkeitsteilchen nicht 

 mehr parallel zur Achse erfolgt, d. h. das P.'sche Gesetz ungültig 

 wird. Nach Grüneisen^) ist diese zulässige Höchstgeschwindigkeit 



7] 



w = 26 — —f cm/sec, 



s • a 



wobei 'i] die Viskositätskonstante, s die Dichte der Flüssigkeit und 



ä den Durchmesser der Kapillare bedeutet und der Quotient - = 1 



gesetzt wird für Wasser von 10 ° C. Bei den zu meinen Versuchen 

 dienenden Kapillaren war die Beziehung zwischen Länge und Durch- 

 messer immer so gestaltet, dass bei den zur Verwendung gelangenden 

 Drucken (0 — 100 cm HgO) die obige Höchstgeschwindigkeit nie 

 erreicht wurde. 



In ebenso sorgfältiger Weise wie die Kapillaren mussten auch 

 die Volumeter (s. Fig. 1 auf S. 322) ausgewählt werden. Auch ihr 

 Lumen musste genau zylindrisch sein. 



1) Grüneisen, Über die Gültigkeitsgrenzen des Poiseuille' sehen Ge- 

 setzes. Die Bewegung tropfbarer Flüssigkeiten durch gerade und gewundene 

 Kapillaren. Wissensch. Abhandl. d. physik.-techn. Reichsanstalt Bd. 4 S. 151. 1905. 



