Ist das Poiseuille'sche Gesetz für Suspensionen gültig? 329 



Ein Versuch gestaltete sich Dun folgeudermassen : Nachdem in 

 einem Vorversuche beim konstanten Mitteldruck von 50 cm HoO 

 für die zu untersuchende Kapillare und Blutsorte die Zeit bestimmt 

 worden war, innerhalb deren das Volumeter V, dessen Länge 10 cm 

 betrug, gefüllt wurde, wurde mittels des Vorgeleges die Geschwindig- 

 keit der Rolle Ro so eingestellt, dass in annähernd derselben Zeit 

 der Aufzug von — 100 cm anstieg, während die Trommel des 

 Kymographions gleichzeitig 15 — 18 cm Film vor dem Spalte vorbei- 

 führte (der Film war 12 cm breit). Nun wurden Volumeter, 

 Kapillare und Reservoir gereinigt, wieder miteinander verbunden und 

 so gelagert, dass das Volumeter in seiner ganzen Länge auf dem 

 Spalt des Kymographions abgebildet war. Alsdann wurde das 

 Reservoir R mit Blut gefüllt und sein freies Ende unter Zwischen- 

 schaltung eines Dreiwegehahnes Div (Fig. 2) mit dem Gummischlauch 

 des Aufzuges verbunden, so dass zwischen dem Blut und dem im 

 Guramischlauch befindlichen Wasser eine genügend lange Luftsäule 

 (in Fig. 2 punktiert gezeichnet) verblieb , um beide mit Sicherheit 

 zu trennen. Nun wurde die elektrische Pendeluhr in Bewegung ge- 

 setzt, der Motor eingeschaltet, der Spalt des Kymographions geöffnet 

 und in dem Moment, in welchem der in die Höhe steigende Aufzug 

 die Nullmarke passierte (was der Magnet M^ anzeigte), der Drei- 

 wegehahn Dw so gestellt, dass der Schlauch des Aufzuges mit dem 

 Innenraum des Reservoirs R kommunizierte. War der Aufzug bis 

 zur Höhe von 100 cm gestiegen , dann wurde durch Drehen des 

 Dreiwegehahns der Innenraum von R wieder mit der Aussenluft in 

 Verbindung gesetzt, der Spalt des Kymographions geschlossen und 

 der Elektromotor abgestellt. Ganz ähnlich gestalteten sich die Ver- 

 suche bei fallendem Drucke. Es wird hierbei die Registrierung erst 

 begonnen , wenn der herabsteigende Aufzug die Marke 100 passiert, 

 und beim Durchgang durch den Nullpunkt der Versuch beendet. 

 Schliesslich wurde der Film in der üblichen Weise entwickelt und 

 fixiert. 



Die Ausmessung der Kurven geschah mittels eines Koordinaten- 

 messers, der 0,1 mm zu messen gestattete. Diejenige Stelle einer 

 jeden Kurve, welche dem Nulldruck entsprach, erhielt jeweils die 

 Koordinaten (0,0). Die Ordinaten wurden in Abständen von je 

 10 mm gemessen und in Tabellen eingetragen. 



