344 M. Rothmann: 



2. Folgerungen hinsichtlich der Konstruktion von 

 Blutviskosimetern. 



In einem kürzlich erschienenen Aufsatz „Kritische Untersuchungen 

 über die Methoden der Viskosimetrie des Blutes" ^) habe ich die 

 aus den vorliegenden Untersuchungen für die Konstruktion von Blut- 

 viskosimetern sich ergebenden Folgerungen kurz dargelegt. Ich will 

 an dieser Stelle nochmals darauf zurückkommen. 



Alle auf dem Po iseuille' sehen Gesetze basierenden Viskosi- 

 meter, also auch die zur Viskosimetrie von echten 

 Flüssigkeiten bestimmten, müssen folgende Bedingungen 

 erfüllen : 



1. Die Kapillare muss aus einem die betreffende Flüssigkeit be- 

 netzenden Material bestehen. 



2. Das Lumen der Kapillare muss zylindrisch sein. 



3. Die Kapillare muss horizontal sein. 



4. Die Dimensionen der Kapillare und der zur Anwendung ge- 

 langende Druck müssen so beschaffen sein , dass die mittlere 

 Stromgeschwindigkeit nicht über die Grenze hinausgeht, jen- 

 seits deren die „lineare" Strömung aufhört (s. S. 326). 



Diese für die Viskosimetrie echter Flüssigkeiten ausreichenden 

 Bedingungen müssen für Suspensionsflüssigkeiten, also auch für das 

 Blut, erweitert werden. Wir haben gesehen, wie sehr die sogenannte 

 „Viskosität" des Blutes vom Durchmesser der Kapillare und von 

 der Grösse des treibenden Druckes abhängig ist (es soll hier vom 

 Einfluss der relativen Körperchenzahl abgesehen werden), ohne leider 

 eine exakte Formel für diese Abhängigkeit geben zu können. Aus 

 dieser Eigentümlichkeit des Blutes folgt, dass die mit verschiedenen 

 Viskosimetern festgestellten Werte der inneren Keibung des Blutes 

 nicht verglichen werden können, da die Dimensionen der verwandten 

 Kapillaren meist unbekannt, die benutzten Drucke verschieden waren. 

 Sollten daher die in Zukunft auszuführenden Messungen 

 derBlutviskosität vergleichbareResultate liefern, so 

 wird es erforderlich sein, sich über die Dimensionen 

 der Kapillare und über die Höhe des treibenden Druckes 

 zu einigen. 



Wenn man diese Thesen zugrunde legt, so scheiden aus der 



1) M. Rothmann, Kritische Untersuchungen über die Methoden der Vis- 

 kosimetrie des Blutes. Berliner klin. Wochenschr. 1913 S. 1013. 



