Die ‚gleichzeitige Registrierung elektrischer Erscheinungen usw. 169 
eckiger Schirm leistet hier hinsichtlich der beiden mittels der Prismen 
nacheinander gerückten Bilder gleichartige Dienste. wie der die Licht- 
bündel voneinander trennende Schirm der Methode A. 
Die Methode B hat zwei Nachteile. Erstens ist ein Prismen- 
paar nur brauchbar bei der Anwendung einer bestimmten Ver- 
grösserung und einer bestimmten Projektionsdistanz. Wünscht man 
die Vergrösserung oder den Projektionsabstand zu verändern, so ist 
ınan gezwungen, auch ein anderes System von achromatischen Prismen 
zu benutzen. a 
Zweitens ist. das doppelte Saitengehäuse nicht geeignet, mit 
starker Objekiven, zum Beispiel nicht mit Apochromat 4 mm von 
Carl Zeiss, verwendet zu werden. Dass trotzdem die Methode 
gut brauchbar ist, beweist die Fig. 3 der Taf. VII. Die darauf repro- 
duzierten beiden oberen Kurven sind mittels des doppelten Saiten- 
gehäuses und bei einer ungefähr 1000 fachen Vergrösserung regi- 
striert. 
Einigermaassen mit der doppelten Saitenbüchse vergleichbar: ist 
der kombinierte Oszillograph, worin zwei oder drei Drahtschlingen 
mit den daran befestigten Spiegeln die zu untersuchenden Strom- 
schwankungen angeben. Zu genauen elektrokardiographischen Unter- 
suchungen sind derartige Oszillographen weniger geeignet; wir lassen 
sie weiter ausser Betrachtung. : 
6. Die dritte Methode, die Galvanometer zu kombinieren, darf 
vielleicht die eleganteste heissen. Sie hat ausser dem Vorteil der 
einfachen Zeitschreibung noch denjenigen, dass sie den Gebrauch 
von nur einer Lampe erfordert. Sie erheischt aber eine sorgfältige 
Aufstellung, und ihre Anwendung hat schon manchen Forschern 
Schwierigkeiten gemacht. Wir erlauben uns, sie einigermaassen 
ausführlicher zu beschreiben. ; 
Die Methode besteht der Hauptsache nach aus einer solchen 
Aufstellung der beiden Galvanometer, dass ihre optischen Achsen in 
eine Linie fallen. An der Stelle des zweiten Galvanometers wendete 
Bull bei seinen Versuchen ein Phonoskop an, womit er aber als 
erster schon eine Lösung des optischen Problems gab. Die Licht- 
strahlen gingen erst durch das mit einem vollständigen Projektions- 
mikroskop versehene Galvanometer. Auf einer gewissen Distanz 
von dessen Projektionsokular wurde ein Bild der Saite entworfen. 
In der Fläche dieses Bildes befand sich eine konvergierende Linse 
von 3 em Diameter, welehe die Strahlen weiter auf das Beleuch- 
12° 
