170 W. Einthoven, F. L. Bergansius und J. Bijtel: 
tungsobjektiv des Phonoskops konzentrierte. Indem Bull das Gal- 
vanometer und das Phonoskop näher aneinander schob oder weiter 
voneinander abrückte, konnte er das Verhältnis der bei beiden In- 
strumenten zur Verwendung kommenden Vergrösserungen willkür- 
lich variieren. 
Bei der im hiesigen Laboratorium angewandten Aufstellung 
haben wir den Vorteil des veränderlichen Vergrösserungsverhält- 
nisses mittels der Verschiebung der Galvanometer preisgegeben. 
Die Instrumente behalten eine in bezug zueinander unveränderliche 
Stellung, und die Vergrösserungsverhältnisse können nur mit Hilfe 
der Linsensysteme variiert werden. Die schematische Fig. 1 Taf. VIII 
kann die Vorrichtung verdeutlichen. 
Mittels des Kondensors X wird ein Bild des Kraters ÄXr einer 
Bogenlampe auf der Irisblende J, entworfen. Diese befindet sich 
zusammen mit einer Hilfslinse Z, in einer Röhre, die als Okular 
in den Tubus des Mikroskops I geschoben ist. 
Die Saite 5, und die Mikroskope I und II sind Teile des erst- 
durchstrahlten Galvanometers, während die Saite S, und die Mikro- 
skope III und IV zum zweiten Galvanometer gehören. 
Die Hilfslinse Z, ist von solcher Stärke, dass sie ein Bild ar 
Irisblende J. auf der ersten Hauptfläche des Objektivs A, entwirft. 
Dieses Objektiv selbst entwirft ein Bild der Blende J, — womit 
das Kraterbild zusammenfällt — in der optischen Fläche der Saite $;. 
Die genannte Saite wird — zusammen mit den beiden in ihrer 
Fläche entworfenen Bildern — erst in der Blende J,, sodann in 
der optischen Fläche der zweiten Saite, zum dritten Male im Okular 
bei © und schliesslich — zum vierten Male — in B auf dem Schirme 
abgebildet. 
Die Irisblende J, wird nur als Hilfsmittel bei der Aufstellung 
benutzt und wird später noch erwähnt. Wenn die Aufstellung ein- 
mal fertig ist, wird die Blende weit geöffnet und leistet keine 
Dienste mehr. 
Wenn die Objektive A,, As, A; und A, alle dieselben optischen 
Konstanten haben und symmetrisch aufgestellt sind, ist die Ver- 
“grösserung der beiden Saitenbilder die gleiche, während man dabei 
auch das wichtige Resültat erhält, dass die volle Apertur der Objek- 
tive benutzt werden kann!). 
1) Arbeitet man mit einem einzigen Galvanometer, so ist es natürlich auch 
wichtig, da man die; volle Apertur der Objektive benutzen kann. Man regele 
