in 
Die gleichzeitige Registrierung elektrischer Erscheinungen usw. 171 
Das System, das in der Figur mit Z, J, L, angegeben ist und 
die Mikroskope II und III miteinander verbindet, verdient eine 
spezielle Erwähnung. In welcher Distanz soll es von den Objek- 
tiven A, und A, abstehen, und welche Form soll den Linsen L, 
und Z, gegeben werden ? 
Halten wir die Aufstellung symmetrisch, so muss das System 
genau in der Mitte zwischen den beiden Saiten angebracht werden, 
während es weiter ein solehes Brechungsvermögen besitzen soll, dass 
die zweite Hauptfläche von A, in der ersten Hauptfläche von A, 
abgebildet ist. 
Die Firma Carl Zeiss hatte die Freundlichkeit, ein solches 
System für uns zu konstruieren. Es genügt den optischen Anforde- 
rungen, denen die Mikroskopokulare entsprechen sollen, ist daher 
einigermaassen mit einem doppelten Okular vergleichbar, während 
man es in solcher Distanz von den Objektiven anbringt, dass deren 
sphärische und chromatische Aberration möglichst vollständig kom- 
pensiert werden. 
Bei unserer Aufstellung haben wir als Objektive vier Apochro- 
mate von 4 mm Brennweite und einer numerischen Apertur von 0,95 
genommen. Sie haben keine Deckglaskorrektion und werden in 
schmaler Fassung ausgeführt. Zeiss bringt sie unter dem Namen 
„Objektive für Saitengalvanometer“ in den Handel. 
Das neue System Z,J,Z,, das in den Tubus von Mikroskop II 
eingesetzt wird, ist symmetrisch und besteht aus zwei, die kouvexen 
Seiten einander zukehrenden, je 2 mm dicken Plankonvexlinsen. Ihr 
Scheitelabstand ist 28,5 mm; genau in der Mitte liegt die Irisblende. 
Der Abstand der Planflächen des neuen Systems von den Scheiteln 
der Hinterlinsen der beiden Objektive A, und A, beträst 161,3 mm. 
Der Tubus des Mikroskops III ist eingekürzt. 
Von grosser Bedeutung für die Erzielung scharfer Bilder ist die 
genaue Zentrierung des sämtlichen optischen Systems. Wir müssen 
dabei zwei Arten, vorzugehen, voneinander unterscheiden. Die erste 
und leichteste besteht darin, dass man die Galvanometer derart 
die Apertur des Kondensors nach den optischen Konstanten des Beleuchtungs- 
mikroskops. Vgl. hierüber: Die Konstruktion des Saitengalvanometers. Arch. 
f. d. ges. Physiol. Bd. 130 S. 287. 1909. Auch für die Beurteilung der richtigen 
Stärke der Hilfslinse Z, und für einige andere Einzelheiten, die schon beim 
Gebrauch eines einzigen Galvanometers beachtet werden müssen, verweisen wir 
nach derselben Abhandlung. 
