Die gleichzeitige Registrierung elektrischer: Erscheinungen usw. 175 
benutzt. Die Empfindlichkeit der auf diese Weise variierten Methode 
bleibt dabei gleich gross. 
6) Eine zweite Methode, das Vorhandensein eines kleinen Win- 
kels « zu konstatieren, besteht darin, dass man die Linse bei J, 
entfernt. Sodann entwirft man mittels der Einstellung des Mikro- 
skops I oder II erst ein Bild von J,, darnach von J. auf den Schirm. 
Ist ein Winkel « vorhanden, so decken sich beide Bilder nicht voll- 
ständig. 
Die Empfindlichkeit dieser Methode ist ungefähr ebenso gross 
wie diejenige der zuerst beschriebenen und kann leicht berechnet 
werden. Bringt man bei der Berechnung die unter unseren Um- 
ständen zulässigen Vereinfachungen an, so wird die Empfindlichkeit 
durch die Formel 
1 — Vito 
wiedergegeben. Hierin bedeutet Z den gegenseitigen Abstand beider 
Bilder auf dem Schirme und ist also mit dem Abstande P,», der 
Fig. 2 Taf. VIII vergleichbar. YV ist die durch Mikroskop II erzielte 
Vergrösserung, und f die Brennweite des Objektivs A,. Nehmen 
wir für V wieder 600 an, und setzen wir f—=4 mm, so ist 
für & —_ 0,19 L= 42 mm 
0-05 I al 
rd — Lo mM Aa 
Die Methode c,) ist in gewisser Hinsicht einfacher als die zu- 
erst beschriebene c,); sie macht es aber nötig, dass man die Linse 
bei J, entfernt. Darum kann sie nicht als Kontrolle nach der voll- 
ständigen Aufstellung der Mikroskope angewandt werden; letztere 
Kontrolle findet am besten nach der Methode c,) statt. 
Bei der Aufstellung der ganzen Vorrichtung verfährt man 
folgendermaassen. Zuerst stellt man das Galvanometer II und das 
System Kr K.J. (Fig. 1 Taf. VIII) so auf, dass die optische Achse des 
letzteren mit derjenigen des Mikroskops III zusammenfällt. Man 
erreicht diesen Zweck am leichtesten, wenn man Methode c,) an- 
wendet und dabei die Irisblende J, benutzt. Die von J, und J. auf 
dem Schirm entworfenen Bilder sollen einander decken. 
Um diesen ersten Teil der Vorrichtung <änzlich mit der ge- 
wöhnlichen Aufstellung eines einzigen Galvanometers übereinstimmen 
zu lassen, braucht man nur bei J; eine Hilfslinse von solcher Stärke 
anzubringen, dass sie ein Bild von J. auf A, entwirft. Behufs der 
