176 W. Einthoven, F. L. Bergansius und J. Bijtel: 
Aufstellung von zwei Galvanometern lassen wir aber diese Hilfslinse 
weg. Nachdem man vorher dafür gesorgt hat, dass in Galvano- 
meter I die optischen Achsen der Mikroskope zusammenfallen, setzt 
man es so zwischen J. und Mikroskop III, dass die durch das 
System Kr K .J. austretende Lichtlinie durch den Mittelpunkt von 
J, geht, während die aus Mikroskop II austretende Lichtlinie auf 
den Mittelpunkt von J; gerichtet sein soll. 
Befindet sich das Galvanometer auf der richtigen Höhe über 
der Tischfläche, so beansprucht das Verschieben des Instrumentes 
über den Tisch, so dass es die erwünschte Stelle zwischen J. und J; 
einnimmt, weniger als 1 Minute. Indem man auf diese Weise mit 
Galvanometer I verfährt, ist es also möglich, schnell nacheinander 
die Verfügung über Galvanometer II als einzig aufgestelltes Instru- 
ment und über die beiden optisch in Serie aufgestellten Instrumente 
zu erlangen. 
Wir bemerken hier noch, dass beim Gebrauch eines einzigen 
Galvanometers das genaue Zusammentreffen der Mikroskopachsen nicht 
eine so grosse Bedeutung für das Zustandekommen eines scharfen, 
kontrastreichen Saitenbildes hat wie beim Gebrauch von zwei optisch 
in Serie aufgestellten Instrumenten. Und auch im letzteren Fall ist 
das Zusammenfallen der optischen Achsen der Mikroskope III und IV 
von geringerem Wert als bei den Mikroskopen I und Il. 
Das Resultat der Methode, wobei zwei Galvanometer optisch in 
Serie gebraucht werden, kann man mittels der erhaltenen Kurven 
beurteilen. Dies darf wohl als befriedigend gelten, denn ungeachtet 
der Anwendung von 600- bis 1000 fachen Vergrösserungen schreibt 
das Bild der Saite 1, das doch erst als viertes Bild auf dem Schirm _ 
entworfen wird, Kurven, die an Schärfe und Kontrast kaum hinter 
den Kurven der Saite 2 zurückstehen. 
Wir gestatten uns hier noch einige Bemerkungen über den 
Gebrauch der Linsen der Firma Zeiss. Obgleich sie als Produkte 
von Scharfsinn und Arbeit unsere gerechte Bewunderung erwecken, 
entsprechen sie doch nicht den höchsten Anforderungen. Wenn wir 
mit Apochromat 4 mm und Projektionsokular 2 die Saite auf einer 
photographischen Platte, die sich auf 1,5 m Abstand befindet, ab- 
bilden, so erhalten wir visuell ein gutes Bild. Das photographische 
Bild ist dann aber schlecht. Um ein gutes photographisches Bild 
zu erhalten, muss das visuelle Bild. 40 cm vor der photographischen 
Platte scharf. eingestellt werden. 
