180 W. Einthoven, F. L. Bergansius und J. Bijtel: 
Solange nur ein Galvanometer mit dem Körper verbunden ist, 
soll bei der Einschaltung von e Millivolt in den Kreis das Saiten- 
bild e em ausweichen. Wenn zu gleicher Zeit zwei oder drei 
Galvanometer mit dem Körper verbunden sind, soll bei der Ein- 
schaltung von e Millivolt in einen der Kreise der Ausschlag des zu 
diesem Kreise gehörigen Galvanometers grösser als e cm sein. 
Es sind in einem gegebenen Falle bei den gleichzeitigen Ableitungen 
I, II und III die gesuchten Ausschläge resp. U), U; und U,. Diese 
Ausschläge kann ınan mit Hilfe der Gesetze der Stromverteilung 
berechnen aus dem jedes- 
B, mal eingeschalteten Potential- 
unterschied e, den Körper- 
widerständen /,, % und |, 
und den Galvanometerwider- 
ständen g,, 95 und 9». 
Man erreicht das Ziel 
auf die einfachste, zugleich 
auch praktisch die zweck- 
mässigste Weise, indem man 
@ die Methode des gleichseitigen 
Fig. 2. Dreiecks anwendet!). In 
diesem Schema des mensch- 
lichen Körpers sind die bei den drei Abieitungen gemessenen 
Körperwiderstände einander gleich. Wenn ,, /, und /, in Wirk- 
lichkeit voneinander verschieden sind, kann man sie mittels Rheo- 
staten einander gleichmachen. Dies findet auf folgende Weise statt: 
In .das Schema ABC des menschlichen Körpers, s. Fig. 2, sei 
I, =a der kleinste, ,—=«@-+ pp der grössere und ,=a+tp+q 
der grösste Widerstand. Man verbinde A mit einem Widerstande 
AA,=x und B mit einem Widerstande BB, —=y. Benutzt man die 
Punkte A, und DB, anstatt der Puukte A und DB als Ableitungsstellen, 
so hat man die Körperwiderstände auf folgende Weise korrigiert: 
Zwischen den neuen Ableitungsstellen A, und B, ist der Wider- 
stand ,=a+tx+y; zwischen A, und Cit ,=atp+t% 
und zwischen B, und (it ,=a+tp+tqg+Y. 
a4 p+g 
1) Vgl. Über die Richtung und die manifeste Grösse der Potential- 
schwankungen im menschlichen Herzen und über den Einfluss der Herzlage auf 
die Form des Elektrokardiogramms. Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 150 S. 275. 1913. 
