Die gleichzeitige Registrierung elektıischer Erscheinungen usw. 181 
Macht man die drei korrigierten Körperwiderstände einander 
gleich, so hat man a+z+y=atp+tz=a+tp+g+ty, 
woraus hervorgeht, dass ce—=p-+g, y=» und jeder der drei 
korrigierten Widerstände L=a+2p +4. 
Anstatt dass man die Körperwiderstände einander gleich macht, 
kann man bei den Einstellungen einen mittleren Widerstand 
_btb4b 
3 
die Genauigkeit dieses letzteren, praktisch einfacheren Verfahrens 
vollkommen genügend. | 
Die Galvanometerwiderstände sollen jedoch tatsächlich mit 
Hilfe von Rheostatwiderständen einander gleich gemacht werden. 
Wir schreiben dann 9, =9: = 9; =9 und finden für den gesuchten 
Ausschlag jedes Seitenbildes 
U=e(14;5.) ee 
‘ Beiläufig sei bemerkt, dass beim Einschalten von e Millivolt 
in einen der Galvanometerkreise alle drei Saitenbilder einen Aus- 
schlag aufweisen. Hat man die Empfindlichkeiten der Saiten richtig 
reguliert, so wird das Saitenbild, in dessen Kreis der Potential- 
unterschied eingeschaltet ist, U cm und ein jedes der beiden anderen 
Saitenbilder 
in Rechnung bringen. In fast allen Fällen ist 
= a le) 
ausschlagen. 
Während wir die Beweise für die Formeln (1) und (2) im zweiten 
Anhange dieses Aufsatzes liefern werden, geben wir jetzt besser die 
Beschreibung von einigen der erhaltenen Resultate. 
Bei unseren ersten Versuchen verfügten wir nur über zwei 
Galvanometer mit je einer Saite. Wir konnten also das E.K.G. 
“ nur bei zwei Ableitungen zugleich registrieren. An der Stelle des 
dritten Galvanometers setzten wir einfach einen Widerstand, so dass 
doch der erforderlichen Symmetrie Genüge geleistet wurde. In den 
_ Fig. 1u.2 Taf. IX sieht man die E.K.G. von K.V.; die erste Figur 
zeiet das Photogramm bei den Ableitungen I und II, die zweite bei 
den Ableitungen II und III. Die Körperwiderstände sind 4 —910, 
l,—1080 und !,— 1080 Ohm, woraus hervorgeht, dass der mittlere 
Widerstand = 1020 Ohm beträgt. 
Ein Galvanometer hatte einen Widerstand von 10000 Ohm. 
Zum zweiten, das einen Widerstand von nur 4200 Ohm hatte, wurde 
ein Rheostatwiderstand von 5800 Ohm hinzugefügt, so dass sein totaler 
