182 W. Einthoven, F. L. Bergansius und J. Bijtel: 
Widerstand auch bis auf 10000 Ohm erhöht wurde. An die Stelle 
des fehlenden dritten Galvanometers setzten wir einen Rheostat- 
widerstand von gleichfalls 10000 Ohm. 
1 1020 
29 20000 
oder in anderen Worten ausgedrückt: die Empfindlichkeiten der Saiten 
sollen so reguliert werden, dass beim Einschalten von e Millivolt in 
den Kreis eines Galvanometers das diesem Galvanometer entsprechende 
Saitenbild e << 1,05 em .ausschlägt. 
In Fig. 1 Taf. IX haben wir bei A in den Kreis der Ableitung I 
und bei 5 in den Kreis der Ableitung II einen Potentialunterschied 
von 2 Millivolt eingeschaltet. Die Ausschläge der Saitenbilder sollten 
hier also 2% 1,05 cm —=21 mm betragen. In Wirklichkeit beträgt 
der Ausschlag bei A einen Bruchteil eines Millimeters mehr, bei 5 
einen Bruchteil eines Millimeters weniger als die erforderliche Grösse; 
da aber der restierende Fehler für den Zweck unserer Versuche be- 
deutungslos ist und man ausserdem nicht leicht eine viel grössere 
Genauigkeit bei der Regulierung der Empfindlichkeiten erzielen kann, 
begnügen wir uns mit dem erhaltenen Resultat. 
Während das Saitenbild des einen Galvanometers UV—=2,1 cm 
ausschlägt, schlägt dasjenige des anderen Galvanometers v—= U— e 
—0(,l em aus. Der Wert ist klein und wegen der Schwankungen 
in der Lage des Saitenbildes bisweilen schwer kontrollierbar. Aber 
man sieht den Ausschlag doch deutlich in Fig. 1 bei $ und in Fig. 2 
bei A, B und Ü. 
Um die Kurven der beiden letzgenannten Figuren mit solchen 
vergleichen zu können, die auf die übliche Weise mit nur einer 
Galvanometerverbindung aufgenommen sind, reproduzieren wir in 
den Fig. 3, 4 u. 5 Taf. IX die E.K.G. desselben Kranken resp. 
bei den Ableitungen I, II und III. In allen drei Figuren ist bei A 
ein Potentialunterschied von 2 Millivolt in den Galvanometerkreis 
geschaltet worden. Hierdurch schlägt das Saitenbild jedesmal un- 
gefähr 20 mm aus, so dass in allen fünf erwähnten Photogrammen 
l mm einer Ordinate einem Potentialunterschiede von 10% Volt 
entspricht. Dieser Potentialunterschied würde zwischen den Ablei- 
tungsstellen des Körpers vorhanden gewesen sein, wenn letzterer 
frei von Nebenschliessungen gewesen wäre !). 
In der Formel (1) ist also —0,05 und U=1,05e cm, 
l) Bei allen in diesem Aufsatze reproduzierten E.K.G. hat ein Skalenteil 
einer Abszisse den Wert von 0,04 Sekunde. 
