Die gleichzeitige Registrierung elektrischer Erscheinungen usw. 183 
Wir besprechen jetzt die Kurven der Tafel X, die nur einer 
kurzen Erläuterung bedürfen, da sie auf dieselbe Weise wie die 
vorigen registriert worden sind. Sie stammen vom Patienten All. 
Seine Körperwiderstände sind !; — 650, I, — 710 und !; — 740 Ohm, 
so dass der mittlere Widerstand ! =700 Ohm ist. - Die Galvano- 
meterwiderstände sind wieder 9—=10000 Ohm. Für e hat man 
2 Millivolt genommen, so dass Ü—20,7 und «=0,7 mm. 
In Fig. 1 findet man die Ableitungen I und II, in Fig. 2 die 
Ableitungen I und III, in Fig. 3 die Ableitungen II und III, während 
die drei darauffolgenden Figuren auf die übliche Weise bei den 
einfachen Ableitungen aufgenommen worden sind. Die Kurve über 
dem E.K.G. gibt den Karotispuls wieder. 
Wir können nicht umhin, beiläufig auf die durch das Auftreten 
von Extrasystolen bedingte Unregelmässigkeit des Pulses hinzuweisen. 
Die Extrasystolen zeigen sich gruppenweise und in eigentümlich 
wechselnden Formen, wie wir. das bis jetzt noch bei keinem anderen 
Patienten beobachtet hatten. 
Man kann die Zweckmässigkeit des gleichzeitigen Registrierens 
einigermaassen beurteilen, indem man die verschiedenen Kurven mit- 
einander vergleicht. Tatsächlich überzeugt man sich schon bei ober- 
flächlicher Betrachtung der Tafel IX, dass beim Patienten K.V. die 
E.K.G. aus den kombinierten Figuren 1 und 2 ungefähr dieselbe 
Form und dieselben Dimensionen haben wie die bei den einfachen 
Ableitungen aufgenommenen E.K.G. der übrigen Figuren. 
Und was für die Vergleichung der E.K.G. des Patienten K.V. 
silt, trifft auch für den Patienten All. zu, siehe die Figuren der 
Tafel X. Wir dürfen wohl behaupten, dass die Form und die Ab- 
messungen der E.K.G., die man nach der beschriebenen Methode 
bei den drei Ableitungen gleichzeitig aufnimmt, im ganzen genommen 
überhaupt richtig wiedergegeben werden. ns 2 
Trotzdem bleibt die Frage übrig, ob unsere Methode auch die 
Probe einer genauen Messung bestehen kann. Hier taucht aber 
eine Schwierigkeit auf. Denn wir sind genötigt, in unseren Photo- 
grammen die Kurven einer Herzperiode mit denjenigen einer anderen 
zu vergleichen, während doch die verschiedenen Herzperioden ein- 
ander nicht vollkommen gleich sind. Um eine Vergleichung mittels 
genauer Messung möglich zu machen, ist es unbedingt notwendig, 
dass man über Formen verfügt, die sich alle auf eine selbe 
Herzperiode beziehen. 
. Pflüger’s Archiv für Physiologie. Bd. 164. 13 
