184 W. Einthoven, F. L. Bergansius und J. Bijtel: 
In Fig. 3 Taf. VIII findet man die E.K.G. der Versuchsperson 
Hu., die bei den drei Ableitungen gleichzeitig registriert worden 
sind. Die Körperwiderstände sind /,—=1200, = 1000 und I, = 
800 Ohm, woraus hervorgeht, dass der mittlere Widerstand = 
1000 Ohm ist. 
Die beiden oberen Kurven beziehen sich auf die Ableitungen 
I und II und sind mit dem doppelten Saitenbehälter des Cambridge- 
Modells geschrieben worden. Eine Saite hatte einen Widerstand 
von 4400, die andere von 4000 Ohm. Mittels Rbeostaten erhöhten 
wir diese Widerstände bis auf je 6200 Ohm und machten sie da- 
durch dem Saitenwiderstande des ursprünglichen Leidener Modells 
gleich. Wir haben also = 1000, g = 6200 und 3, 008. 
Die Empfindlichkeit der drei Saiten wurde so reguliert, dass bei 
der Einschaltung eines Millivolts in den Kreis je einer Saite diese 
letztere einen Ausschlag von U—=1,08 cm zeigte. In den drei 
E.K.G. der Figur hat also 1 mm einer Ordinate den Wert von 
genau 10* Volt, und zwar würde dieser Wert zwischen den Ab- 
leitungsstellen des Körpers vorhanden gewesen sein, wenn es frei 
von allen Nebeuschliessungen gewesen wäre. 
Das Cambridge-Modell mit dem doppelten Saitengehäuse war 
neben dem ursprünglichen Modell aufgestellt. Die Beleuchtung der 
(salvanometer fand durch zwei Bogenlampen statt, während ein 
einziges Speichenrad die Zeitschreibung besorgte. Wie schon im 
ersten Teil dieses Aufsatzes mitgeteilt wurde, muss man das Speichen- 
rad auf solche ‚Weise hinstellen, dass eine durch ihre Mitte ge- 
zogene Gerade die optischen Achsen beider Galvanometer schneidet. 
Das kann man leicht und mit grosser Genauigkeit bewerkstelligen. 
In dem Netze von Quadratmillimetera eutspricht jede Ordinate denn 
auch über ihre ganze Länge mit grosser Genauigkeit einem selben 
Zeitpunkte. Zwar laufen die Ordinaten in der Figur: nicht gerade 
durch. Beim Übergang nach der dritten Kurve sind sie ein wenig 
verschoben, was dem Umstande zuzuschreiben ist, dass die beiden 
Galvanometer während des Registrierens nicht auf demselben Niveau 
standen. Aber diese Verschiebung beeinträchtiet die Genauigkeit 
der Zeitbestimmung. keineswegs, und die Messungen werden dadurch 
auch nicht erschwert. 
Der doppelte Saitenbehälter des Cambridge-Modells hatte zwei ziem- 
lich dieke, auf chemischem Wege versilberte gläserne Saiten, während 
