Die gleichzeitige Registrierung elektrischer Erscheinungen usw. 185 
im ursprünglichen Modell ein durch Kathodenzerstäubung leitend 
gemachter Quarzfaden von 1 u Diameter aufgespannt war. Obgleich die 
Vergrösserung im ursprünglichen Modell beinahe zweimal stärker 
war als im Cambridge-Modell, ist sein Saitenbild feiner und schärfer. 
Aber auch die beiden Cambridge - Saiten sind im Photogramm ge- 
nügend scharf abgebildet, um die Ausschläge bis auf ungefähr 0,1 mm - 
genau schätzen zu können. 
Die beste Methode, zu beurteilen, ob die Form und die Ab- 
messungen der erhaltenen Kurven tatsächlich die Potentialschwankungen 
des menschlichen Körpers genau wiedergeben, besteht darin, dass 
man untersucht, ob sie der Formel Abl. Ill = Abl. II — Abl. I ent- 
sprechen. Dabei kann man folgendermaassen verfahren: 
- Erst messe man einige in einer willkürlichen Herzperiode vor- 
handenen Zacken. Dabei gebe man für jede positive Zacke so- 
wohl die Höhe als die Zeit, wo der höchste Punkt erreicht wird, 
an. Hat man mit einer negativen Zacke zu tun, So muss man 
die Tiefe und die Zeit des tiefsten Punktes messen. Die Ergeb- 
. nisse einer Reihe derartiger Messungen sind in untenstehender 
Tabelle I eingetragen. Als Herzperiode haben wir die zweite aus 
dem Photogramm Fig. 3 Taf. VIII gewählt, während wir als Aus- 
gangspunkt für die Zeitmessung die in der Figur mit o angegebene 
Ordinate benutzen. Wenn man die Bewegungsgeschwindigkeit der 
- photographischen Platte vergrössert, wird die Zeitmessung erleichtert; 
aber auch bei der von uns verwendeten Geschwindigkeit von 25 mm pro 
Sekunde ergibt sie keine Schwierigkeiten. Ein Zehntel-Millimeter, das 
leicht geschätzt werden kann, entspricht einer Zeit von nur 0,004 Sek.!). 
Tabelle Il. 
Spitzenhöhen der Periode ? (Fig. 3 Taf. ]). 
P RS 9 
n OR 
i : Spitzen- :  Spitzen- : pitzen- 
leitung Zeit Ben Zeit | höhe Zeit höhe 
I. 4,7 mm 1,0 mm 755mm | 16,1mm | 130mm | 30mm 
IH 44 „ 1:83, 7,45 „ 12,223 3 leer 127220. ., 
II 4,0 ei) 0,9 ” 42 a | - 8,2 ” 13,0 ” 1,07, 
1) Wenn man sich über die Leichtigkeit und die Genauigkeit, womit die 
Kurven ausgemessen werden können, ein Urteil zu bilden wünscht, kann man 
dazu die Reproduktion in der gedruckten Abhandlung nicht gut verwenden. Wir 
sind darum gern bereit, den Fachgenossen auf Anfrage photographische Kopien 
des ursprünglichen Negativs zur Verfügung zu stellen. je 
{5} 
