Die gleichzeitige Registrierung elektrischer Erscheinungen usw. 187 
entsprechen. Nur in der Zeit 7,55 zeigen die Messungsergebnisse 
der Q@ R S-Gruppe eine geringe Abweichung, die einer Korrektion 
von 0,05 mm bedarf. 
Dass frühere Forscher andere Resultate erhielten, muss ver- 
schiedenen Ursachen zugeschrieben werden. 
l. Man arbeitete oft mit mangelhaften Instrumenten, die mit der 
erwünschten Empfindlichkeit eine ungenügende Ausschlagsgeschwindig- 
keit verbanden, so dass man kein treues Bild der wirklich vor- 
handenen Potentialschwankungen registrierte. Insbesondere erörtern 
wir in dieser Beziehung die kleinen Modelle des Saitengalvanometers 
mit permanentem Magnet und die Öszillographen. 
2. Man trug den Gesetzen der Stromverteilung nicht genügend 
Rechnung. Sobald man zwei oder mehr Galvanometer mit dem 
Körper verbindet, dürfen jene aber nicht vernachlässigt werden, und 
der hierdurch bedingte Fehler ist um so grösser, je grösser die 
Körperwiderstände und je kleiner die Galvanometerwiderstände sind. 
“ Nur wenn diese letzteren sehr viel grösser als die ersten sind, braucht 
man sich nicht um die Gesetze der Stromverteilung zu kümmern. 
Der Fehler wird unter gewissen Bedingungen durch den Unter- 
schied zwischen U und e bestimmt, und da d—e(! = 2.) er- 
sieht man, dass der Galvanometerwiderstand fünfzigmal grösser als 
der Körperwiderstand sein sollte, um den Fehler bis auf 1% zu 
reduzieren. 
Die von einigen Seiten geäusserte Behauptung, dass die Formel 
Abl. III —= Abl. II— Abl.I nicht zuträfe, hat dazu beigetragen, den 
geheimnisvollen Schleier zu verstärken, der nach manchen Forschern 
über das Wesen des E.K.G. ausgebreitet sei. Es ist aber klar, dass 
wir ein praktisches Nichtzutreffen der Formel nur den Unvollkommen- 
heiten unseres Experimentes zuschreiben müssen, da das Prinzip der 
Formel — die ja auf einer einfachen Subtraktion beruht — fest- 
steht. Nicht die Formel wird durch das Experiment kontrolliert, 
sondern man prüft die Genauigkeit des Experimentes mittels des 
Resultates, das in Übereinstimmung mit der Formel sein soll. 
Indem wir die Sache von diesem Standpunkte aus betrachten, 
dürfen wir sagen, dass die gleichzeitige Registrierung des E.K.G. 
bei drei Ableitungen einen neuen und nicht unwillkommenen Be- 
weis liefert für die Genauiskeit, womit das Saitengalvanometer 
