Die gleichzeitige Registrierung elektrischer Erscheinungen usw. 189 
OB 42 % Dan == 1,4 INT Volt 
GORS— & ORSn =16,3%x 107% " 
or —12°, Tn N 4 
Wenn man bei seinen Messungen genötigt ist, Kurven zu be- 
nutzen, die nacheinander registriert worden sind, so stösst man, 
wie oben schon bemerkt wurde, auf Schwierigkeiten. Haben die 
Kurven eine komplizierte Form, so ist es oft nicht leicht, die 
identischen Phasen der bei den verschiedenen Ableitungen re- 
gistrierten Herzperioden anzuweisen. 
Ausserdem ist eine Herzkontraktion nicht vollkommen der 
anderen gleich. Bei oberflächlicher Betrachtung scheinen die E.K.G. 
einer selben Reihe einander wohl so sehr ähnlich zu sein, dass man 
eine Periode für einen Abdruck der anderen halten könnte; aber bei 
der Messung treten zahlreiche kleine Unterschiede an den Tag, die 
einer genauen Berechnung der Richtung und der manifesten Grösse 
des Potentialunterschiedes im Wege stehen. All diese Schwierig- 
keiten verschwinden, wenn man das E.K.G. bei den drei Ableitungen 
gleichzeitig registriert. 
Die Methode kann nicht nur der Physiologie, sondern auch der 
Klinik Dienste leisten. Denn die praktische Elektrokardiographie 
hat nicht das Ziel, die zwischen den beiden Händen oder zwischen 
einer Hand und einem Fusse vorhandenen Potentialunterschiede 
kennenzulernen, sondern eine Einsicht in die Tätigkeit des Herzens 
selbst zu erhalten. 
Über die Resultate, welche die Methode ergibt, wenn sie in 
srösserem Umfange angewandt wird, hoffen wir bei einer späteren 
Gelegenheit Näheres zu berichten. 
IH. Anhänge. 
1. Die Empfindlichkeit der mikrometrischen Einstellungsmethode. 
Bei der Berechnung dieser Empfindlichkeit benutzen wir die 
schon in den vorhergehenden Seiten beschriebene Fig. 2 Taf. VII. 
Wir erinnern hier nur noch an einige ihrer Haupteigenschaften. 
Die Dieke der Linsen ist in der Figur vernachlässigt worden. 
Alle Linsen sind durch einfache Linien angedeutet, während die 
Irisblenden J, und J, als mit den dazugehörigen Linsen zusammen- 
fallend gezeichnet sind. 
