Die gleichzeitige Registrierung elektrischor Erscheinungen usw. 195 
dritte Kreis enthielt anstatt der Saite einen Rheostatwiderstand. 
Untenstehendes Photogramm, Fig. 6, wurde genommen, während in 
allen drei Kreisen eine Saite vorhanden war. Anstatt des mensch- 
Sansnnunn ITerHrer ER FRRRPeRPeTRr 
Hi SRESB Ina SSEISISSERAAHEGBESBESHBBARDERER 
Fig. 6. 
lichen Körpers dient ein Schema, Fig. 7, das aus drei Rheostat- 
widerständen von je 1500 Ohm besteht. Auf diese Weise erzielt 
man, dass jeder Ableitungswiderstand = 1000 Ohm ist. 
Die Galvanometerwiderstände sind einander gleichgemacht, und 
zwar ist 9— 6200 Ohm. Es wird 1 Millivoit in den Kreis von G; 
eingeschaltet. Wenn die Empfindlich- 
keiten der drei Galvanometer richtig pr m j2 
reguliert worden sind, soll dabei @, 
einen Ausschlag U, ein jedes der beiden 
anderen Galvanometer einen Ausschlag 1500 1500 
% Zentimeter zeigen, wobei 
os cm 
29 F 
und “=U—1=0,08 cm Fig. 7. 
sein soll. 
Wir ersehen aus der’ Figur, dass die Saite von G; ungefähr 
11,0 mm anstatt 10,3 mm ausschlägt. Die Empfindlichkeit des 
Galvanometers war also fast 2% zu gross. Die Ausschläge der 
