200 J. Bernstein: 
Bei der Anwendung des Apparates muss nun aber verhütet 
werden, dass durch die Spule des Unterbrechers eine Verzögerung 
im Entstehen und Verschwinden des primären Stromes entsteht. 
Dies geschieht erstens dadurch, dass man an dem akustischen Unter- 
brecher einen zweiten Kontakt anbringt, welcher, von dem des 
Unterbrechers isoliert, sich mit diesem gleichzeitig schliesst und 
öffnet und den primären Strom dem Induktorium zuleitet. Am Ende 
der Feder des Unterbrechers ist isoliert von derselben ein leichter 
Drahtbügel angebracht, dessen eine Spitze gleichzeitig mit der Spitze 
der Feder in das Quecksilbernäpfehen eintaucht, während die zweite 
Spitze sich dauernd in dem Quecksilber eines zweiten Näpfehen be- 
findet. Der primäre Kreis des Induktoriums ist mit den beiden 
Näpfchen verbunden. Man ersieht hieraus, dass der primäre Kreis 
des Induktoriums und der Kreis des Unterbrechers beim Schluss 
nur die gemeinsame Strecke im Quecksilber des ersten Näpfchens 
haben. Der Widerstand derselben ist so klein, dass von dem Strom 
des Unterbrechers in dem primären Kreis des Induktoriums so gut 
wie nichts eintreten kann, da in diesem sich immer der Widerstand 
mehrerer Elemente befindet. Ebenso ist es auch umgekehrt. Man 
würde dies durch Anbringung eines dritten Näpfehens für die erste 
Spitze des Bügels vermeiden können, doch ist dies augenscheinlich 
nicht nötig. Noch vollkommener ist aber zweitens eine Einrichtung, 
welche ich bei diesen Versuchen auch benutzt habe, indem man den 
primären Kreis des Induktoriums nur mit der Feder und dem Queck- 
silbernäpfehen eines zweiten akustischen Unterbrechers verbindet 
die Spule desselben in den Kreis des ersten Unterbrechers einschaltet 
und die beiden Federn genau aufeinander abstimmt. Durch Mit- 
schwingung geschieht dann die Unterbrechung im Induktorium 
genau in demselben Tempo wie im ersten Unterbrecher. 
Es folgen nun einige mit dem Apparat ausgeführten Versuche. 
Die Hubhöhen des mässig belasteten M. gastroen. des Frosches 
wurden mit einem Myographion aufgezeichnet, der N. ischiad. wurde 
durch die Induktionsströme kurzdauernd gereizt. Es wurden so 
schwache Ströme etwas oberhalb der Reizschwelle ausgesucht, dass 
die Höhe der Kontraktionen ein gutes Maass für die Reizwirkung 
ergaben. Diese Pflüger’sche Methode, die Reizwirkung zu prüfen, _ 
halte ich für besser als die meist angewendete Schwellenmethode, 
welche mehr Zeit erfordert und als subjektive Methode bei Schätzung 
der Minimalkontraktion viel unsicherer ist. Die Lage der Stech- 
kontakte blieb dieselbe, während die Schwingungszahl der Feder 
