333 Otto Meyerhof: 
Für die Linie / sind daher die in 0,001° C. gemessenen und 
korrigierten Temperaturanstiege nur mit 2,5 multipliziert worden: 
oder auf der Ordinate entspricht 1 emm O0, 0,0025° C. 
Versuche von Kapitel 6. | 
Die Einzelheiten der hier benutzten Anordnung sind in Pflüger’s 
Arch. Bd. 146 S. 161 beschrieben. Das benutzte Dewar-Gefäss hatte 
mit Thermometer und Glasröhre einen Wasserwert von 23 ccm Wasser. 
Der Abkühlungskoeffizient desselben pro Stunde bei Füllung mit 240 ccm 
Wasser betrug bei der benutzten Anordnung, falls kein Sauerstoff 
durchgeleitet wurde, 2,90/o. Wird Sauerstoff durchgeleitet, so steigt 
derselbe, erstens infolge des durch das Gas bewirkten Temperatur- 
ausgleiches, das auf Thermostatentemperatur einströmt und die Innen- 
temperatur des Gefässes annimmt, zweitens infolge des mit der Tem- 
peratur sich verändernden Wasserdampfgehaltes des Sauerstoffs, also 
durch Kondensations- oder Verdunstungswärme. Wird — wie es im 
Mittel geschah — in 1 Stunde 400 ccm Sauerstoff durchgeleitet, so 
ist der Wasserwert davon —= 0,125 g Wasser (0,57 g; spez. Wärme 
0,22); dies ist nur 0,5°/oo des Gesamtwasserwerts 263. . Dadurch 
steigt also der Abkühlungswert von 2,900 auf 2,9500. Ferner sind 
in 1 Liter Sauerstoff zwischen 34 und 36° pro 1° C. Temperatur- 
erhöhung 2,2 mg Wasserdampf mehr enthalten. In 400 ccm ver- 
dunstet demnach in diesem Fall 0,9 mg Wasser, wobei 0,538 X 0,9 
— 0,48 eal. verbraucht werden. Dies ist 1,8°/oo des Gesamtwasser- 
wertes. Durch beides zusammen erhöhte sich mithin der Abkühlungs- 
koeffizient auf 3,150. Es ergibt sich jedoch in Versuchen, dass der 
Abkühlungkoeffizient stärker zunimmt, und zwar wohl wegen der besseren 
Durchmischung des Kalorimeterinhaltes, die den Temperaturausgleich 
gegen die Wände befördert. Es ergab sich beim Durchleiten von 
200 eem O0, pro 1 Stunde ein Abkühlungskoeffizient von 3,1°/o, bei 
550 cem O5: 3,60. Bei den Korrekturberechnungen ist demnach 
pro 100 cem Sauerstoff der stündliche Abkühlungskoeffizient um etwas 
über 0,1°/o vergrössert worden. — Vor Beginn des Wärmeversuchs 
wurde mindestens 1 Stunde zum völligen Temperaturausgleich gewartet. 
Die für die Kurve /I Fig. 4 benutzten Zahlen sind folgende: 
Pro 1 Stunde 355 cem Sauerstoff von = Atmosphärendruck aus einem 
Gasometer durchgeleitet — 390 ccm. Abkühlungskoeffizient 3,4 Ofg,. 
244 ccm Flüssigkeit. 267 Wasserwert. 
Mn N Temperatur- Abstand von Thermo- Danach 
anstieg gemessen statentemperatur wahrer Anstieg 
in 0,0010 0. in 0°C. ‘berechnet 
1 Stundere. tr . 10 — 0,06 12 
2.—4. Stunde. . . 32 — 0,09 41 
9., 6., 1/7. Stunde 23 — 0,14 35 
Zusammen: 88 
Also 0,088 X 267 — 23,5 cal. in 6 Stunden 30 Minuten gebildet. 
