553 



(Aus dem medizinisch-poliklinischen Institute der Universität Berlin und dem 

 elektromedizinischen Laboratorium der Siemens & Halske A.-G. Wernerwerk, 



Siemensstadt.) 



Saiten- und Spulen Galvanometer 

 zur Aufzeichnung" der Herzströme. 



Von 

 P. Schrumpf und H. Zöllich, 



(Mit 24 Textfiguren.) 



Bei der weitaus überwiegenden Zahl von Messgeräten werden 

 Kraftäusserungen der zu messenden Grösse, des Druckes, der elek- 

 trischen Spannung, des elektrischen Stromes, zur Verschiebung von 

 beweglichen Teilen entgegen einer diese zurückhaltenden, meist durch 

 Federn gelieferten Kraft nutzbar gemacht. Es herrscht ganz allgemein 

 das Bestreben, hierbei alle bewegten Teile, die Kraftträger oder das 

 Triebwerk, den Zeiger, das Schreibzeug, so leicht zu bauen, wie es 

 überhaupt möglich ist, ohne dass Verbiegungen auftreten. Plumpe, 

 massige Teile lassen sich viel schwerer in Bewegung setzen als feine, 

 leichtgebaute und erfordern Kräfte, die meist nicht zur Verfügung 

 stehen. Doch ist es nicht dies, also die Erhöhung der Empfindlich- 

 keit, allein, das zur sparsamen Verwendung von trägen Massen 

 zwingt; die Forderung wird dringender, wenn rasch veränderliche 

 Vorgänge mit den Messgeräten verfolgt werden sollen. Da müssen 

 die Messsysteme, um keine schnell vorübergehenden Schwankungen 

 der zu messenden Grösse auszulassen, sich recht geschwind bewegen 

 und um so geschwinder, je rascher die Schwankungen ablaufen. Die 

 gleichen Masseh aber auf grössere Geschwindigkeit zu bringen, er- 

 fordert stärkere Kräfte, die besonders dann nicht aufgebracht werden 

 können, wenn es sich um die Messung besonders geringfügiger 

 Grössen handelt. Daher werden Marey'sche Kapseln, Lautschreiber, 

 Herztonschreiber mit recht dünnen und leichten Membranen von 

 kleinem Durchmesser versehen, die nur mit ausserordentlich geringen 

 Massen in Gestalt von Zeigern oder Spiegeln belastet sind. Daher 



