Saiten- und Spulengalvanometer zur Aufzeichnung der Herzströme. 555 



beeinflusst werden, dürfen die Bremskräfte lediglich durch die Be- 

 wegung selbst ausgelöst werden, sie müssen mit ihr verschwinden 

 und mit der Geschwindigkeit wachsen. Mit den Kräften, die den 

 Ausschlag des Messgeräts selbst hervorrufen und begrenzen, arbeiten 

 sie zwar zusammen, um die wirklich stattfindende Bewegung hervor- 

 zurufen, aber sie beeinflussen sich nicht gegenseitig. Beide treiben 

 die Teile, ohne sich umeinander zu kümmern. Man kann sie daher 

 gedanklich auseinanderhalten und von einer Eigenschwingungszahl 

 des Messgerätes sprechen, auch wenn dies tatsächlich keine Schwin- 

 gungen vollführt. Man hat dann die Schwingungen im Auge, die 

 entstehen würden, wenn man sämtliche Bewegungshindernisse 

 forträumte. Dabei ist es gleichgültig, ob man diesen Versuch wirk- 

 lich oder, wie es meist der Fall ist, nur in Gedanken ausführen 

 kann. In diesem Sinne sind auch im folgnden die Begriffe „Eigen- 

 schwingungsdauer" oder „Eigenschwingungszahl in der Sekunde" 

 (kurz: Eigenfrequenz) aufzufassen. 



Zwei Bedingungen sind es also, denen Messgeräte zur Auf- 

 zeichnung schnell veränderlicher Grössen genügen müssen: aus- 

 reichend hohe Eigenschwingungszahl des Messsystems, 

 die sich nach der Raschheit der zu schreibenden Veränderungen 

 richtet, und eine passende Dämpfung. Die erste Bedingung 

 ist besonders schwer zu erfüllen, wenn gleichzeitig eine hohe Emp- 

 findlichkeit für die zu messende physikalische Grösse verlangt wird ; 

 dann wirken nur schwache Richtkräfte (treibende, rückstellende Kraft), 

 und es bleibt lediglich übrig, die trägen Massen auf das äusserste 

 zu beschränken. Es ist daher erst in der neuesten Zeit gelungen, 

 die geringen Spannungen oder schwachen Ströme aufzuzeichnen, die 

 erregte tierische Gewebe und insbesondere das schlagende Herz 

 liefern. Es war ein ausgeprägtes Spannungsmessgerät, das Lipp- 

 mann'sche Kapillarelektrometer, mit dem 1887 von Waller 

 zum ersten Male beim Menschen die bei jedem Herzschlage auf- 

 tretenden elektrischen Schwankungen aufgezeichnet wurden. Die von 

 Schwefelsäure überlagerte Quecksilberkuppe in der Kapillare dieses 

 Elektrometers hebt und senkt sich entsprechend den Schwankungen 

 der angelegten Spannung, folgt ihnen jedoch wegen der übergrossen 

 Reibung in dem engen Röhrchen nur sehr träge und kriechend. Der 

 mit ihr auf vorbeigezogener lichtempfindlicher Schicht aufgezeichnete 

 Schattenriss mit ausgezacktem Rande ist nicht einmal angenähert ein 

 Bild der Spannungsschwankungen, sondern dies ist vielmehr erst 



