556 P- Schrumpf und H. Zöllich: 



durch eine umständliche Konstruktion abzuleiten. Andere, genügend 

 empfindliche Messgeräte, die nur auf Spannungen ansprechen, gibt 

 es nicht. Man misst daher statt der gesuchten Spannungen die durch 

 sie in einem geschlossenen Leiterkreis von bekanntem Leitungs- 

 widerstand hervorgerufenen elektrischen Ströme. Spannung, Strom- 

 stärke und Widerstand hängen nach dem Ohm' sehen Gesetz in ein- 

 deutiger Weise miteinander zusammen, und man kann daher ein 

 Messgerät, das in Wirklichkeit nur Stromstärken misst, auch in 

 Spannungen eichen. Das geschieht bei den jetzt verwendeten Mess- 

 geräten zur Aufzeichnung der Herzströme, dem Saiten-, Schlingen- 

 und Spulengalvanometer. 



Das erste Saiten galvanometer entstand durch die aus wirt- 

 schaftlichen Rücksichten entsprungene Aufgabe, über die teuren Unter- 

 seekabel sehr rasch getastete Ferndrucke empfangen zu können. 

 Die Grundform der hierzu zunächst verwendeten Empfänger war die 

 einer im Magnetfeld drehbaren starren Stromspule gewesen. Eine 

 weitergehende Verringerung der trägen Massen schien ohne Schaden 

 für die Steifigkeit der Messsysteme nicht möglich. Daher verwandte 

 der französische Telegrapheningenieur A d e r 1897 in seinem Kabel- 

 empfänger einen im Magnetfeld ausgespannten biegsamen Leiter, wie 

 ihn bereits der auf einem Gedanken von Cumming beruhende Gold- 

 blattelegraph enthielt. Er baute sich' einen kräftigen, aus einzelnen 

 Lamellen zusammengesetzten Hufeisenmagnet mit keilförmig zuge- 

 spitzten Polschuhen. Diese näherten sich mit ihren schmalen Stirn- 

 flächen einander bis auf l li mm. In dem gebildeten engen Spalt 

 lief längs der Polschuhschneiden ein etwa 1 m langer und nur 

 0,02 mm dicker Kupferdraht. Dieser konnte, wie eine Geigensaite 

 mit dem Wirbel, durch eine Federwage verschieden stark gespannt 

 werden. Wird nun durch diese Saite ein Stromstoss gesandt, so 

 baucht sie sich je nach der Stromrichtung nach der einen oder anderen 

 Seite parallel zu den schmalen Stirnflächen der Polschuhe aus.' Der 

 hin- und herzuckende Draht war etwa in der Mitte durch Holzmark- 

 körperchen verstärkt und wurde durch eine Bohrung in dem einen 

 Polschuh hindurch stark beleuchtet. Sein Schatten fiel durch eine 

 Bohrung im zweiten Polschuh auf einen hinter einem engen Spalt 

 vorbeigezogenen Film. 



Die Stromempfindlichkeit dieses ersten Saitengalvanometers war 

 schon sehr erheblich, reichte indessen für elektrobiologische Arbeiten 

 bei weitem nicht aus. Einthoven erhöhte sie daher im Jahre 1903 



