558 



P. Schrumpf und H. Zöllich: 



Beide Saiten bauchen sich aus wie die Saite des Ein thoven 'sehen 

 Saitengalvanometers, aber wegen der entgegengesetzten Stromrichtung 

 beide nach verschiedenen Seiten. Ein zwischen ihnen eingeklemmtes 

 Spiegelchen wird daher verdreht und wirft ein auf es gerichtetes 

 Lichtbündel mehr oder weniger seitlich weg. 



Die Urform des S p u 1 e n g a 1 v a n o m e t e r s wurde zum ersten- 

 mal verwirklicht in dem im Jahre 1867 von William Thomson 

 (Lord Kelvin) gebauten Heberschreiber (Siphon Recorder). Dessen 

 wesentlichster Teil ist eine zwischen zwei Seidenfäden regelbarer 

 Spannung aufgehängte leichte Drehspule in Form eines starren, recht- 

 eckigen Rahmens, die im Felde eines starken Magneten schwingt. 

 Es ist das dieselbe Anordnung, die im Jahre 1881 von dem Physio- 

 logen d'Arsonval in Verbindung mit dem Techniker Deprez neu 

 erfunden wurde und weiterhin in den meisten Strommessern für 

 Gleichstrom und in Spiegelgalvanometern Verwendung fand. So 

 wenig aussichtsreich es schien, aus mehreren elektrisch voneinander 



isolierten Windungen bestehende starre 

 Gebilde in der äussersten Feinheit mit 

 sicheren Stromzuführungen herzustellen, 

 gelang dies doch Siemens & Halske 

 1911 durch besondere, aus langwierigen 

 Versuchen entwickelte Herstellungs- 

 verfahren. Ihr neues Messgerät, der 

 Elektrokardiograph, ist in Fig. 2 sche- 

 matisch dargestellt. Die äusserst leichte 

 und schmale, aus mehreren Windungen 

 bestehende Drehspule 5 *) ist zusammen 

 mit den beiderseitigen straff gespannten 

 Auf hängefäden aus einem Stück eines 



s = Spule, m ■= Elektromagnet, nU r wenige Tausendstel Millimeter star- 

 6 = Bogenlampe, 1= Sammellinse, , ,. ^, . .... T , 



s P = Spalt, seh = Schirm, ken Drahtes hergestellt. Ihr ist ein 



winziges Spiegelchen aufgekittet. Die 

 zugeschärften Polschuhe des Elektromagneten m lassen gerade so 

 viel Raum zwischen sich, dass in ihm die Spule sich um ihre Auf- 

 hängefäden drehen kann. Die langen Seiten, Leiterbündel, in deren 

 einem der Strom aufwärts und in deren anderem er abwärts fliesst, 

 werden wie die Saite des Einthoven' scheu Galvanometers seitlich 



Fig. 2. Spulengalvanometer von 

 Siemens & Halske. 



1) Der Übersichtlichkeit halber ist in der Figur nur eine Windung an- 

 gedeutet. 





