Saiten- und Spulengalvanometer zur Aufzeichnung der Herzströme. 559 



herausgedrängt, aber nach entgegengesetzten Seiten, und drehen da- 

 durch das Spiegelchen. 



Die rücktreibende Federkraft wird nicht, wie bei dem Saiten- 

 und Schiingengalvanometer, durch das Ausbauchen des herausgedrängten 

 Leiters selbst geliefert, sondern durch Verdrehen der Aufhängedrähtchen 

 mittels des starren Rähmchens. Diese Drähtchen dienen also lediglich 

 zur Stromzuführung und als Richtfedern. Sie brauchen nicht, wie 

 die Saite des Saitengalvanometers, durch ein Magnetfeld geführt zu 

 werden, und die Polschneiden werden verhältnismässig kurz. 



Mittels der Sammellinse l wird ein Bild des hellen Kraters der 

 Bogenlampe auf das Spiegelchen der Spule geworfen. Dieses wirft 

 dann je nach seiner Stellung ein Lichtbündelchen mehr oder weniger 

 schräg zurück. Das Bündel durchsetzt eine kleine, unmittelbar vor 

 dem Spiegelchen angeordnete (nicht dargestellte) Sammellinse. Diese 

 bildet einen in den Weg des festen Lichtbündels gesetzten Spalt sp 

 auf dem Schirm seh ab. Auf diesem ist dann ein schmaler Licht- 

 streifen sichtbar, dessen Breite von der einstellbaren Spaltweite abhängt. 



Schaltet man die beschriebenen Galvanometer in geschlossene 

 Stromkreise ein, in denen schwacher Strom rasch wechselnder Stärke 

 fliesst, so zuckt auf den Schirmen seh der Schattenstreifen oder die 

 Lichtlinie hin und her. Diese Bewegungen werden bei beiden Mess- 

 geräten in gleicher Weise auf eine lichtempfindliche Schicht, auf ab- 

 rollendes Bromsilberpapier, aufgezeichnet. In den Weg des Licht- 

 oder Schattenzeigers wird eine Zylinderlinse so gestellt, dass die 

 Bilder der Saite oder des Spaltes senkrecht zu ihrer Achse liegen. 

 Die Linse zieht dann bei dem Spulengalvanometer den Lichtstreifen 

 in einen gleich breiten Lichtfleck zusammen und bei dem Saiten- 

 galvanometer den von der Linse ausgeschnittenen Teil des Lichtkreises 

 in eine feine Lichtlinie mit breiter Lücke. Auf dem entwickelten 

 Papier erscheint dementsprechend die Kurve der Stromschwankungen 

 bei dem Spulengalvanometer als schwarzer Linienzug auf weissem 

 Grunde, bei dem Saitengalvanometer als helle Linie auf grauem 

 Grunde. Wie Kraus-Nicolai in ihrem Lehrbuch S. 81 ff. nach- 

 gewiesen haben, werden bei bestimmter Steilheit der geschriebenen 

 Stromschwankungen, nämlich wenn die Stromkurve in der Diagonale 

 des durch die Zylinderlinse auf die Schicht entworfenen schmalen 

 Schattenrechtecks verläuft, die Linien fast unsichtbar. Der Schatten- 

 fleck hinterlässt erst dann eine entwickelbare Spur auf der Schicht, 

 wenn deren Fortbewegungsgeschwindigkeit geändert wird. Das gleiche 



