560 P. .Schrumpf und H. Zöllich: 



erreicht man aber auch durch Verbreitern oder .Verschmälern des 

 Schattenflecks beim Saitengalvanometer, des Lichtflecks beim Spulen- 

 galvanometer; doch ist dies bei dem Saitengalvanometer praktisch 

 schwer durchführbar, da es nur durch Änderung der mikroskopischen 

 Vergrösserung erfolgen kann, gleichzeitig würde auch die Strom- 

 empfindlichkeit geändert ; bei dem Spulengalvanometer hingegen kann 

 durch passende Einstellung der Spaltbreite jeder steile Anstieg oder 

 Abfall deutlich geschrieben werden. 



Sind ausser den Galvanometerkurven auf dem gleichen Papier- 

 streifen andere zu zeichnen, z. B. Pulskurven. Herztonkurven usw., 

 so müssen zusammen mit Saitengalvanometern Membrankapseln mit 

 Massezeigern verwendet werden, deren Spitzen, in den Lichtkreis 

 gestellt, ihren Schatten auf das Papier werfen. Mit Spulengalvano- 

 metern können weniger träge folgende Membranen ohne jede Be- 

 lastung durch Zeiger mit ganz kleinen aufgekitteten Spiegelchen 

 zusammenarbeiten. 



Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der beiden 

 hauptsächlich zum Aufzeichnen der Herzströme dienenden Galvano- 

 meter, des Saiten- und des Spulengalvanometers, sind drei Eigen- 

 schaften wesentlich: ihre Empfindlichkeit für elektrische 

 Ströme oder Spannungen überhaupt, eine dieser gleiche Empfind- 

 lichkeit für rasch wechselnde Schwankungen bestimmter Ablauf- 

 geschwindigkeit oder, physikalisch ausgedrückt, genügend hohe 

 Eigenschwingungszahl (Eigenfrequenz) des Messgerätes, und 

 schliesslich ihre Dämpfung, die für die Treue der Wiedergabe 

 der Schwankungen mitbestimmend ist. 



Die Empfindlichkeit des Saitengalvanometers wird be- 

 einflusst einmal durch die Stärke des Magnetfeldes, dann durch die 

 Masse der Saite selbst, durch die angewandte Vergrösserung der 

 Saitenbewegungen und vor allem durch die mechanische Spannung 

 der Saite, also von der Richtkraft, welche die Saitenmitte in die 

 gestreckte Ruhelage zurückzwingt. Je stärker die Saite angespannt 

 * wird, um so grössere Kräfte gehören dazu, die Saitenmitte heraus- 

 zudrängen, d. h. um so stärkere Ströme sind zur Erzielung einer be- 

 stimmten Ablenkung erforderlich. Und umgekehrt, je schlaffer die 

 Saite gespannt ist, desto schwächere Ströme genügen hierzu. 



Die Empfindlichkeit des Spulengalvanometers hängt ebenfalls ab 

 von der Stärke des Magnetfeldes, von den Abmessungen der zur 

 Aufhängung dienenden Saiten, von der angewandten Vergrösserung 



