562 P. Schrumpf und H. Zöllieh: 



Gedankengang, dem man hier und da auch in der Literatur 

 begegnet, ist unzutreffend, so bestechend er auf den ersten 

 Blick erscheinen mag. Man kann nur gleichartige Messsysteme in 

 dieser Weise einander gegenüberstellen. Die Saite führt Quer- 

 oder Bieguugsschwingungen aus, die Aufhängefäden der Drehspule 

 hingegen Drehschwingungen. Für ein und dieselbe Saite haben aber 

 Biegungsschwingungen eine weit geringere Schwingungszahl bzw. 

 eine grössere Schwinguugsdauer als die Drehschwingungen. Man 

 kann also unbedenklich die Drehschwingungen ausführende Saite 

 noch mit Massen belasten, ohne dass ihre Eigenschwingungszahl 

 niedriger wird als die einer Biegungs- oder Querschwingungen aus- 

 führenden Saite. Wie aus den unten beschriebenen Versuchen folgt, 

 führt die Drehspule in der Zeiteinheit ebensoviel 

 Eigenschwingungen aus, sie hat, kurz gesagt, dieselbe „ Eigen - 

 frequenz" wie die Saite von der Spannung, die zur Aufzeichnung 

 von Herzströmen notwendig und üblich ist. 



Im übrigen ist die Eigenfrequenz für ein und dieselbe Saite 

 oder Spule regelbar: Zwar sind die in Bewegung zu setzenden trägen 

 Massen unveränderlich, aber eine Richtkraft, die Saitenmitte oder 

 Spule in ihre Ruhelage zurücktreibt, kann geändert werden. Und 

 zwar bei der Saite wesentlich durch die Spannung, wie ja die 

 straff gespannte Saite eines Streichinstrumentes einen viel höheren 

 Ton gibt als die lockere. Nur gering ist die Änderung der Richtkraft 

 durch Spannen der Aufhängedrähte bei dem Spulengalvanometer. Etwas 

 grösser ist bei diesem schon der Einfiuss der Feldstärke wegen des para- 

 magnetischen Verhaltens des Spulenmaterials, indem zu der mecha- 

 nischen Richtkraft der verdrehten Aufhängedrähte eine magnetische 

 Richtkraft verstärkend hinzutritt. Doch auch diese Wirkung ist nicht 

 von Bedeutung. Das Anspannen der Aufhängedrähte dient bei dem 

 Spulengalvanometer also mehr zur Sicherung einer ordnungsmässigen 

 Drehbewegung der Spule, damit sie nicht schaukelt, bei dem Saiten- 

 galvanometer aber zur Änderung der Empfindlichkeit und gleichzeitig 

 der Eigenfrequenz. 



Sehr verschieden ist das Verhalten von Spulen- und Saiten- 

 galvanometer hinsichtlich der Dämpfung ihrer bewegten Teile. 



Das Saitengalvanometer hat fast nur reine Luft- 

 dämpfung, über die man keine Gewalt hat: Wird die Saite lose 

 gespannt, so bewegt sie sich nicht nur wegen Verminderung der sie 

 in die gestreckte Ruhelage zurückschnellenden Kraft langsamer, 



