Saiten- und Spulengalvanometer zur Aufzeichnung der Herzströme. 5(J3 



sondern sie findet auch noch an der ihre Bewegung hemmenden 

 Luft einen Widerstand, den sie kaum überwinden kann, so dass sie 

 nur sehr langsam auf ihre augenblickliche Sollstellung zukriecht. 

 Spannt man die Saite stärker, so überwindet sie den Widerstand 

 der Luft, der bei jeder Saitenspannung nahezu der gleiche bleibt, 

 viel leichter. Sie wird weniger gedämpft. Bei noch stärkerer 

 Saitenspannung kann sogar der Luftwiderstand die durch die Träg- 

 heit der Saite bei schnellen Ausschlagsänderungen entstehenden 

 Eigenbewegungen nicht mehr unterdrücken. Die Dämpfung ist zu 

 schwach. Spannt oder entspannt man daher die Saite, damit sie 

 schneller schwingt und dementsprechend rascheren Vorgängen folgt 

 oder damit sie auf schwächere Ströme anspricht, so muss man eine 

 ganz bestimmte, meist ungenügende oder übermässige Dämpfung 

 hinnehmen. 



Die Dämpfung des Spulengalvanometers ist nur zum 

 Teil Luftdämpfung , vorwiegend dagegen elektromagnetischer 

 Natur. Und zwar rührt das daher: 



Zwischen den Enden einer im Magnetfeld schwingenden Spule, 

 die auf irgendeine Weise in Bewegung versetzt wird, entsteht 

 eine Potentialdifferenz; die Spule ist gewissermaassen der Anker 

 einer winzigen Dynamomaschine. Verbindet man die Spulenenden 

 durch einen Scbliessungskreis , so wird in ihm also Strom fliessen; 

 dieser ist dem entgegengesetzt gerichtet, der die Spulenbewegung 

 hervorrufen würde. Dieser Vorgang tritt auch dann noch auf, wenn 

 die Spulenbewegung durch einen hineingesandten Strom hervor- 

 gerufen wird. Dann entsteht also in der sich bewegenden Spule 

 nur durch die Bewegung und mit ihrer Geschwindigkeit wachsend, 

 ein Gegenstrom, der lediglich bremsend wirkt. Dieser Gegenstrom 

 wächst mit dem Magnetfeld 1 ). So kommt es denn, dass man bei 

 dem Elektrokardiographen von Siemens & Halske die Dämpfung 

 des Messsystems durch Veränderung des Magnetfeldes in weitgehender 

 Weise regeln kann, und dies fast unabhängig von der die Spule in 

 ihre Ruhelage zurücktreibenden Richtkraft. 



Kurz zusammengefasst sind die wesentlichsten 

 Eigentümlichkeiten der verglichenen Messgeräte: 



1) In sich geschlossene Leiterkreise, die sich im Magnetfeld bewegen, bilden 

 auch der dünne Metallbelag des Spiegelchens, oder besondere, z. B. das Spiegel- 

 chen umrahmende „Kurzschlussringe" aus dünnstem Draht, die zur Erhöhung der 

 Dämpfung aufgekittet werden können. 



