564 



P. Schrumpf und H. Zoll ich: 



Dem Saitengalvanometer kann man durch Änderung 

 der mechanischen Anspannung seines Fadens ver- 

 schiedene Eigenfrequenz und Empfindlichkeit ver- 

 leihen, muss dabei aber eine ganz bestimmte 

 Dämpfung, meist eine unerwünschte, in Kauf nehmen. 

 Es ist daher zur Aufnahme von Herzströmen nur mit 

 einer ganz bestimmten Saitenspannung brauchbar, 

 und zwar mit der, bei welcher die Dämpfung durch die wider- 

 stehende Luft gerade so gross ist, dass die Saite keine Eigen- 

 bewegungen ausführt, aber den Stromschwankungen genügend rasch 

 folgt. Die elektrische Empfindlichkeit ist für eine 

 solche Anspannung verhältnismässig gering. Die 

 praktisch meist überflüssige Regelbarkeit der 

 Eigenfrequenz besitzt das Spulengalvanometer nicht; 

 dagegen kann man seine Dämpfung mühelos durch 

 Stromregelung auf jeden gewünschten Betrag ein- 

 stellen. Ferner ist die elektrische Empfindlichkeit 

 sehr hoch. 



Durchschnittswerte. 





Wider- 

 stand 



Ohm 



Empfindlichkeit 



Eigenfrequenz 

 bei gerade 



Art des Messgerätes 



1 Millivolt 



gibt einen 



Ausschlag von 



1 mm = 



schwingungs- 

 loser 

 Einstellung 



1. Saitengalvanometer 

 mit silberüberzoge- 

 nem Quarzfaden . . 



2. Saitengalvanometer 

 mit Platinsaite . . 



3. Spulengalvanometer 



10 000 



2 000 

 1500 



10 mm 



25 „ 

 100 „ 



0,1 Millivolt 



0,04 „ 

 0,01 „ 



40—50 



40—50 

 40—50 



Welche Eigenfrequenzen und welche Dämpfungen sind zur Auf- 

 zeichnung der Herzströme zweckmässig einzustellen? Hierüber hat 

 der eine von uns sehr eingehende mathematische Untersuchungen 

 angestellt ; sie hier darzulegen, ist nicht möglich. Denn die Verhält- 

 nisse sind für eine zusammenfassende Übersicht zu verwickelt. Doch 

 seien die grundlegenden Überlegungen und einige Ergebnisse hier 

 kurz angedeutet. Wie schon eingangs hervorgehoben, gibt es kein 

 Messgerät, das rasch wechselnden Vorgängen augenblicklich folgen 

 kann. Es sind immer Massen in Bewegung zu setzen, um den 

 Zeiger in die neue Stellung zu bringen, zum Beispiel die Saite beim 



