Saiten- und Spulengalvanometer zur Aufzeichnung der Herzströme. 565 



Saitengalvanometer zur Verschiebung des Schattenzeigers, die Drehspule 

 beim Spulengalvanometer zur Verschiebung des Lichtzeigers. Die 

 hierzu erforderliche Beschleunigung muss durch irgendeine Kraft 

 hervorgerufen werden. Diese kann aber nur die Richtkraft selbst 

 sein, nämlich überschüssige Kraft der Richtfeder des Messgerätes 

 oder überwiegende ablenkende Kraft der zu messenden Grösse, des 

 elektrischen Stromes. Der Zeiger muss also dauernd nacheilen, da- 

 mit ständig eine ihn treibende Kraft vorhanden ist. Sind grosse 

 träge Massen in Bewegung zu setzen, so sind grosse Kräfte erforder- 

 lich, und um diese zu schaffen, muss der Zeiger entsprechend mehr 

 nacheilen, so dass ein grösserer Unterschied zwischen wirklicher Ein- 

 stellung und Solleinstellung entsteht. Das gleiche gilt, wenn starke 

 bremsende Kräfte vorhanden sind, die der Bewegung entgegen- 

 wirken. Sie zu überwinden, muss eine stärkere Richtkraft in die 

 Schranken treten, und demnach muss auch hier eine grosse Spannung 

 zwischen wirklicher Einstellung und Solleinstellung bestehen. Brems- 

 kräfte wirken schädlicher als Massenträgheit, denn das Messsystem 

 hat dann noch nebenher anderweitige, für den Vorgang der Auf- 

 zeichnung des Stromes wertlose Arbeit zu leisten. 



Verlaufen die aufzuzeichnenden Schwankungen verhältnismässig 

 langsam und glatt, so braucht man das Messsystem nur schwach 

 zu dämpfen. Es zeichnet nahezu ohne Entstellung die wirklichen 

 Schwankungen, und nur diese. Bei einer ganz bestimmten Dämpfung 

 kann sogar die Wiedergabe streng richtig sein, nämlich, wenn 

 sie eine derartige ist, dass das Messsystem, zwangs- 

 weise aus seiner Ruhelage herausgedrängt und dann 

 plötzlich sich selbst überlassen, um etwa 4,3 % 

 von der vorhergehenden Ablenkung über die Ruhe- 

 lage hinausschnellt. In diesem Falle macht der Zeiger 

 sämtliche Schwankungen der Messgrösse, wenn sie 

 nicht allzu rasch vorübergehen, getreu mit und eilt 

 den wirklichen Vorgängen dauernd um eine ganz be- 

 stimmte „Verzögerungszeit" nach. Es muss nur die 

 Bedingung erfüllt sein, dass die Schwankungen so 

 langsam verlaufen, dass sie innerhalb eines jeden 

 Zeitraumes, der gleich der Verzögerungszeit ist, 

 dureh ein Parabelstück dargestellt werden können. 

 Die Verzögerungszeit selbst ist aber für jedes Mess- 

 gerät eine charakteristische Grösse; denn sie hängt, 



Pflüger 's Archiv für Physiologie. Bd. 170. 37 



