Saiten- und Spulengalvanometer zur Aufzeichnung der Herzströme. 567 



nähern sich bereits Unstetigkeiten. Mathematisch idealisiert sind 

 uDter Unstetigkeiten zu verstehen Änderungen der Messgrösse oder 

 der Richtung der die Messgrösse als Funktion der Zeit darstellenden 

 Kurve in der Zeit Null. Ebenso wirkt aber praktisch eine Wert- 

 änderung der zu messenden Grösse innerhalb einer Zeit, die nur 

 einen kleinen Bruchteil der Verzögerungszeit des verwendeten Mess- 

 gerätes darstellt. Solche Wertänderungen und in derselben Zeit 

 auftretende starke Richtungsänderungen sind für das gebrauchte Mess- 

 gerät „Unstetigkeiten" , wenn auch allerdings nicht mehr für Mess- 

 geräte mit sehr kurzer Verzögerungszeit, also höherer Eigenfrequenz. 



Würde man die Messgrösse sprungweise in unmessbar kurzer 

 Zeit bzw. gegenüber der Verzögerungszeit sehr kleinen Zeit von 

 einem zunächst unveränderlich eingehaltenen Wert zu einem anderen, 

 dann fortan eingehaltenen ändern, so würde bei der oben festgestellten, 

 zur Wiedergabe „stetiger" Vorgänge günstigsten Dämpfung der Zeiger 

 um 4,3 °/o des Unterschiedes beider Werte über die neue Gleich- 

 gewichtslage hinaus fliegen, also eine Zacke zeichnen, die im tat- 

 sächlichen Vorgang nicht vorhanden ist. Dasselbe tritt bei einem 

 Knick in der zu zeichnenden Kurve auf. Am „ähnlichsten" würde 

 das geschriebene Bild des Vorgangs diesem selbst sein, wenn über- 

 haupt keine solche Zacke gezeichnet würde, wenn also die Dämpfung 

 so weit gesteigert wird, dass gerade noeh ein blosses Einlenken des 

 Zeigers in seine neue Stellung ohne jedes Hinüberschiessen erfolgt. 

 Grösser darf die Dämpfung nicht sein , damit der Zeiger nicht zu 

 langsam kriecht und eine zu stark abgerundete statt der in Wirk- 

 lichkeit scharfen Ecke zeichnet. Die ganze Fälschung besteht dann 

 nur darin, dass statt des plötzlichen Abrisses ein mehr oder weniger 

 steiler Anstieg oder Abfall mit schwacher Abrundung am Ende ge- 

 zeichnet wird. Die Steilheit hängt ähnlich wie die Verzögerungszeit 

 von der Eigenfrequenz ab. Als Faustregel kann man sich merken: 

 Bezeichnet man als Einstellungszeit des Messgerätes die Zeit, die sein 

 Zeiger bei plötzlicher Veränderung der Messgrösse zum Erreichen 

 der neuen Gleichgewichtslage mit 1 °/o Genauigkeit braucht, so ist 

 das Produkt von Einstellungszeit und Eigenfrequenz ungefähr = 1. 



Bei Saitengalvanometern sind die Einstellungszeiten für die 

 sich gerade schwingungslos bewegende Saite, für die Saite im so- 

 genannten aperiodischen Grenzfall, mehrfach gemessen worden. 

 Th. Lewis schreibt in seinem Handbuch „The mechanism of the 

 heart beat", dass bei einer Empfindlichkeit von 1 mm = 10~~ 4 Volt 



37* 



