568 P. Schrumpf und H. Zöllich: 



im Patientenkreis die Einstellungszeit 0,02 — 0,03 Sekunden beträgt. 

 Bei dieser Empfindlichkeit ist die Saite gerade aperiodisch gedämpft. 

 Die gleichen Zahlen geben auch Kraus und Nicolai in ihrem 

 Lehrbuch an. Sarnojloff hat zahlreiche Saiten untersucht und die 

 gleichen Zahlen, im Mittel 0,025 Sekunden, gefunden. Aus den von 

 Einthoven auf Taf. 7 im Archiv f. d. ges. Physiologie Bd. 99 

 wiedergegebenen Kurven lässt sich eine Einstellungszeit von 

 0,03 Sekunden ablesen. Wir selbst haben für eine , in ein E d e 1 - 

 mann'sches Saitengalvanometer eingezogene Platinsaite von 87 mm 

 Länge und 1700 Ohm Widerstand (wahrscheinlich 0,003 mm dick) 

 je nach der Grösse des Ausschlages erhalten 0,025 — 0,029 Sekunden. 

 Eine gleichlange dünnere Saite von 7600 Ohm (wohl 0,0013 mm 

 dick) erwies sich bei gerade aperiodischer Dämpfung als viel zu un- 

 empfindlich. Ihre Einstellungszeit war bei einer solchen Saiten- 

 spannung, dass sich die Empfindlichkeit 1 cm = 1 Millivolt ergab, 

 etwa 0,025 Sekunden. Ausnahmsweise sind längere Einstellungs- 

 zeiten bis zu 0,05 Sekunden angegeben und aus den geschriebenen 

 Kurven zu entnehmen. Die von uns untersuchte dünnere Saite er- 

 reichte erst nach 0,053 Sekunden ihre neue Lage, wenn sie bis 

 zu einer Empfindlichkeit von 2 cm = 1 Millivolt entspannt wurde. 

 Diese Empfindlichkeit hat man sehr häufig eingestellt. Andererseits 

 finden sich auch kürzere Zeiten angegeben, zum Beispiel 0,016 Sekunden 

 (Angabe der Cambridge - Gesellschaft) , noch kürzere Zeiten sind 

 äusserst seltene Ausnahmen, wie zum Beispiel die der Saite, deren 

 Daten Einthoven 1911 der Deutschen Naturforscher -Gesellschaft 

 vorführte, und von der er erklärte, dass ihr keine der im Handel 

 erhältlichen Saiten in der Empfindlichkeit auch nur annähernd 

 gleichkäme. Sie hatte im aperiodischen Grenzfall eine Einstellungs- 

 zeit von nahezu 0,01 Sekunde. 



Die Einstellungszeiten für das Spulengalvanometer von Siemens 

 & Halske liegen um 0,02 Sekunden herum; in Fig. 3 sind Aus- 

 schnitte aus drei verschiedenen Aufnahmen mit besonders hohen Papier- 

 geschwindigkeiten (etwa 1250 mm in der Sekunde) dargestellt, und zwar 

 A = Ausschaltevorgang, B und C — Einschaltevorgänge. Die Wellen- 

 linie ist geschrieben mit einer Stimmgabel mit 50 Vollschwingungen in 

 der Sekunde und dient zur Zeitmessung. Messungen, die der eine von 

 uns in derselben Weise an einer grossen Zahl von Spuleneinsätzen 

 zum Elektrokardiograph von Siemens & Halske ausführte, er- 

 gaben Werte zwischen 0,016 und 0,027 Sekunden. Am häufigsten 



