Saiten- und Spulengalvanometer zur Aufzeichnung der Herzströme. 569 



traten die Werte 0,020 — 0,024 Sekunden auf. Nach der oben angeführten 

 Faustregel sind die entsprechenden „Eigenfrequenzen" 40 — 50. 



'%***'? ^v«*<«r 



C 



Fig f 3. Aufzeichnung des Spulengalvanometers von Siemens 

 & Halske bei Ausschaltung (A) und Einschaltung (B, C) eines 

 Gleichstromes, darüber als Zeitmaassstab Kurve einer Stimmgabel von 50 Voll- 

 schwingungen in der Sekunde. 



Sprungweise Änderungen der Messgrösse werden 

 also, wie die Versuche zeigen, mit dem Spulen galvano- 

 meter genau so getreu wiedergegeben wie mit dem 

 Saitengalvanometer. Daraus folgt Gleichheit der 

 Eigenfrequenzen. Da ferner die. Treue der Wieder- 

 gabe von unstetigen Schwankungen jeder Art, auch 

 von Spitzen und Knicken im zeitlichen Verlauf der 

 Messgrösse, bei richtiger Dämpfung des Messgerätes 

 nur von dessen Eigenfrequenz abhängt, gibt das 

 Spulen galvanometer auch solche Unstetig keiten ge- 

 nau so wieder wie das Saiten galvanometer. 



Es bleibt nun nur noch zu untersuchen, wie solche Vorgänge 

 wiedergegeben werden, die nicht so glatt verlaufen, dass sie richtig 

 gezeichnet werden, aber auch nicht so plötzlich sich ändern, dass sie 

 als Unstetigkeiten für das betreffende Messgerät aufzufassen sind. 

 Es ergibt sich, wie man auch schon nach dem Gefühl urteilen kann, 

 dass dann zweckmässig Dämpfungen des Messgerätes einzustellen sind, 

 die stärker sind als die für sanft sich ändernde Vorgänge günstigste 

 und schwächer als der aperiodische Grenzfall. 



Das Elektrokardiogramm enthält überwiegend glatt verlaufende 

 Schwankungen, aber auch Spitzen und kleine Zäckchen (P-Zacke, 



