570 P. Schrumpf und H. Zöllich: 



Vorhofflimmern), die für Saiten- und Spulengalvanometer fast wie 

 Unstetigkeiten wirken. Es ist daher zweckmässig, Dämpfungen ein- 

 zustellen, die für Sprünge der Messgrösse gerade noch schwingungs- 

 lose Bewegungen hervorbringen, oder solche, bei denen man ein 

 Zäckchen gerade noch- erkennen kann. Keinesfalls dürfen 

 jedoch stärkere Dämpfungen angewendet werden. Das ist aber bei 

 der üblichen Aufnahme von Elektrokardiogrammen mittels des Saiten- 

 galvanometers häufig der Fall. Denn man ist geneigt, dessen geringe 

 Empfindlichkeit durch Entspannen der Saite zu erhöhen, und das ist 

 oft genug geschehen, wie zahlreiche veröffentlichte Kurven zeigen. 



Wie die Dämpfung des Messgerätes auf das gezeichnete Bild 

 der Herzstromschwankungen wirkt, zeigt Fig. 4. Links sind hier 

 sogenannte Eich- oder Dämpfungskurven wiedergegeben, wobei ein 

 Strom entsprechend einer Spannung von 1 Millivolt wechselweise ein- 

 und ausgeschaltet wurde. Rechts sind die Elektrokardiogramme ver- 

 zeichnet, wobei zur Eichung in die Leitung vom Menschen zum Mess- 

 gerät eine Spannung von 1 Millivolt eingeschaltet und da durch die 

 Nullinie entsprechend der eingestellten Empfindlichkeit gehoben wurde. 

 Ähnlich wie in Fig. 3 das Elektrokardiogramm für die übermässige 

 Dämpfung fallen Aufnahmen mittels Saitengalvanometer aus, deren 

 Saite zwecks Erhöhung der Empfindlichkeit lose gespannt wurde. Ja 

 es ist die Verzeichnung noch krasser, da auch die Eigenfrequenz 

 der Saite durch die Entspannung herabgedrückt wird. 



Nach unseren Untersuchungen muss aber ein Messgerät zur 

 Aufzeichnung von Herzströmen mindestens eine Frequenz von 40 

 bis 50 besitzen. Bei den vergleichenden Versuchen, bei denen wir 

 Elektrokardiogramme mittels des Saiten- und des Spulengalvanometers 

 herstellten, haben wir daher besonders darauf geachtet, dass für das 

 Saitengalvanometer diese Bedingung erfüllt war, dass dieses also 

 keine höhere Einstellungszeit als 0,03 Sekunden aufwies. Auf Er- 

 höhen der Empfindlichkeit durch Entspannen der Saite liessen wir 

 uns nicht ein. 



Zunächst sandten wir reinen Wechselstrom von 3 — 60 Perioden 

 durch Saiten- und Spulengalvanometer und fanden bei beiden fast 

 die gleiche Verkleinerung der gezeichneten Schwingungen gegen- 

 über denen, die ein unbegrenzt rasch folgendes Messgerät zeichnen 

 würde. 



Ferner verglichen wir die Leistungsfähigkeit beider Messgeräte in 

 der Wiedergabe der Herzströme, und zwar, um jeden Einwand aus- 



