572 



P. Schrumpf und H. Zöllich: 



angeschlossenen Messgeräten und c) durch gleichzeitige 

 Aufnahme mit in Reihe hintereinandergeschalteten 

 Messgeräten. 



Das erste Verfahren der getrennten Aufnahme lässt Spulen- 

 galvanometer und Saitengalvanometer 

 gegenüber der üblichen Anordnung 

 unverändert, d. h. das eine Mal ist 

 der Mensch über den verhältnis- 

 mässig kleinen Widerstand des Spu- 

 lengalvanometers , der noch durch 

 den zur Empfindlichkeitsverminde- 

 rung zu ihm parallel geschalteten 

 Widerstand stark herabgesetzt ist, 

 das andere Mal über den hohen Eigen- 

 widerstand des Saitengalvanometers 

 geschlossen. Fig. 5 zeigt einen 

 kleinen Ausschnitt aus den auf diese 

 Weise erzielten Elektrokardiogram- 

 men. Unterschiede in der Kurven- 

 form sind nicht wahrzunehmen. Zum 

 etwaigen Nachweis feinerer Unter- 

 schiede, vielleicht in den kleinen 

 Unregelmässigkeiten des Kurven- 

 zuges, die hier und da auftreten 

 können, ist eine gleichzeitige 

 Aufnahme des Elektrokardiogramm es 

 mit Spulen- und Saitengalvanometer 

 erforderlich. Die Herabsetzung der 

 Empfindlichkeit des Spulengalvano- 

 meters auf die des Saiten galvano- 

 meters kann hierbei nicht mehr 

 durch einen Nebenschluss erfolgen, 

 da dieser gleichzeitig Nebenschluss 

 zum Saitengalvanometer wäre und 

 dessen Empfindlichkeit erheblich herabsetzen würde. Vielmehr muss 

 die Empfindlichkeitsregelung durch Vorschalten eines hohen Wider- 

 standes vor das Spulengalvanometer allein erfolgen, und es muss 

 daher eine Schaltung nach Fig. 6 verwendet werden. Das Saiten- 

 galvanometer sg ist unmittelbar an den Menschen m angeschlossen, 



33 "ÖS 



S -2 



s 



o ^ 

 a a 



« t J 



.3 *-" 

 53 & 

 u& 

 cd o 



^ s. 



CO i — l 

 CO 



.2? 'S 



c «s 



13 bß 

 co 53 

 co CD 



St3 



|9 



2 « 



"S ° 



P=) 



